EN 
dieser Vorbedingung ist denn auch bei allen späteren Betrachtungen und Schluss- 
folgerungen unabänderlich festgehalten worden. 
In einem entsprechenden, weiter unten zu begründenden, Abstande von der Basis 
des Diffusators F befindet sich ein massiver Messingring aussen aufgekittet, an welchem 
eine sehr gut gearbeitete Schraube eingeschnitten ist, mittels welcher derselbe in das 
Strömungs-Gefäss E absolut dicht und stets gleich weit eingeschraubt werden 
kann. Dieser zweitwichtigste Theil des Apparates hat, einerseits um nicht unnöthig 
viel strömende Salzlösung zu verbrauchen, andererseits aber auch um nicht den Diffu- 
sator F zu eng einzuschliessen und so Störungen in jener zu veranlassen, welche wieder 
eine gleichmässige und berechenbare Geschwindigkeit derselben längs des Diaphragma 
beeinträchtigen würden, in seinem 9 Ctm. langen Mittelstück einen thunlichst genauen 
elliptischen Querschnitt erhalten und zwar im Lichten gemessen von 8 Ctm. grosser 
und 4,8 Ctm. kleiner Axe. (Siehe Figur 3). An jedem Ende trägt dieses Mittelstück 
einen aufgelötheten gleichmässig sich verjüngenden Trichter von 9'/» Ctm. Länge (resp. 
Kegelhöhe), der in ein Ansatzrohr von 6 Ctm. Länge und ı Ctm. lichtem Durchmesser 
ausläuft. Somit hat das ganze aus kräftigem und gut verzinntem Kupferblech gearbeitete 
Gefäss E eine Gesammtlänge von 40 Ctm. und in seiner Bauart eine möglichste Ge- 
währ für eine gleichmässige Strombewegung der durch das eine Ansatzrohr eintretenden 
Flüssigkeit. Auf der einen flachen Seite von E, genau parallel der grossen Axe des 
Querschnittes, ist ein kreisrunder Ausschnitt in den Mantel gemacht und mit einem 
aufgelötheten Messingring versehen, in welchen die Schraube an den Diffusatoren dicht 
einpasst, und zwar ist die Länge derselben und deren Stellung an letzteren so bemessen, 
dass bei vollständigem Einschrauben die Ebene der unteren Oefinung aller verschiedenen 
Diffusatoren genau in die Längsaxe des Gefässes E fällt. Bei horizontaler Lage der 
grossen, und vertikaler der kleinen Axe des Querschnittes wird also der Diffusator F 
selbst völlig vertikal stehen und gerade bis in die Mitte von E reichen (Fig. ı und 3). 
Um diese Einstellung und zugleich auch die horizontale Erstreckung der ganzen Längs- 
axe vollständig sicher zu stellen, was für die inneren Druck- und Strömungsverhältnisse, 
sowie für die richtige Messung des Flüssigkeitniveaus im Diffusator F von grosser 
Wichtigkeit ist, sind an dem Gefässe E in sorgfältigster Weise zwei Libellen i von 
5!/g Ctm. Länge in entsprechender Stellung zu einander angebracht (Fig. 2). Behufs 
Erkenntniss des im Innern und zwar in dem Mittelschnitt der Diaphragma-Ebene 
factisch herrschenden Druckes geht ferner ein Manometerrohr M in der Längsebene 
von E, also vertikal, genau bis zur Längsaxe, so dass dasselbe den Druck angiebt, 
welcher in dem mit dieser Längsaxe zusammenfallenden strömenden Flüssigkeitsfaden 
herrscht und welcher als jener mittlere Druck im Innern von E überhaupt an- 
gesehen werden muss. Die Messung dieses Druckes sowohl, als auch zugleich des 
Niveaus im Diffusator F gestattet der in halbe Centimeter getheilte Maassstab k 
mit Zeiger, dessen Nullpunkt ebenfalls in die Längsaxe von E gelegt ist, obschon 
er natürlich nicht ins Innere reicht (Fig. ı und 2). Aus dieser Beschreibung ergiebt 
sich nun ohne Weiteres, dass der für die Bestimmung der mittleren Stromge- 
schwindigkeit an dem Diaphragma in Betracht kommende in der Medianebene 
7zı 
