20 
ist an dem Zwischenrohr D jenseits e noch ein zweites Manometer M, zur Controlle 
über den Gang des ganzen Apparates angebracht. 
Soll nun ferner diese eben beschriebene Einrichtung des Reservoirs B u. s. w. 
in geschildertem Sinne richtig functioniren, so ist unerlässlich, dass ceteris paribus die 
Druckhöhe h für jeden Versuch unveränderlich bleibt. Da aber die Salzlösung ununter- 
brochen aus B abfliesst, so ist Dies nur zu ermöglichen, falls und solange das Niveau 
in B unverändert dasselbe ist. Dies könnte durch ein ununterbrochenes Nachfüllen 
derselben Salzlösung bis zu einer bestimmten Marke bewirkt werden. Allein diesem 
ebenso lästigen wie immerhin kaum hinreichend sicheren Arbeiten kann in einfacher 
und zweckmässiger Weise durch die Vorrichtung des Füllgefässes A abgeholfen 
werden. Dasselbe ruht auf einem das Reservoir B bedeckenden und dadurch zugleich 
vor Verdunstung schützenden Brette und besteht aus einer grossen Glasflasche, in 
deren Hals ein grosser, mit Hahn versehener und bis nahe dem Boden von A reichender 
Glastrichter a luftdicht eingeschliffen ist. An einem zweiten oben befindlichen 
Tubulus ist eine abwärtsgebogene Glasröhre b angebracht, welche bis auf das beab- 
sichtigte Niveau in B herabreicht, während in den dritten Tubulus am Boden von A 
ein Knierohr c fest eingekorkt ist, dessen Oeffnung unter dem betreffenden Niveau 
liegt. Ist nun B und A gefüllt, der Glashahn des letzteren geschlossen und es läuft 
aus B Salzlösung ab, so wird die untere Oeffnung von b blosgelegt, Luft dringt ein 
und es fliesst durch c aus A so lange wieder zu Lösung, bis b wieder verschlossen, 
d. h. das frühere Niveau wieder hergestellt ist. Ich habe diese in grösserem Maass- 
stabe ausführbare Einrichtung viel zweckmässiger gefunden, als alle sonstigen, bekannten 
Vorbildern nachgeahmten Constructionen. Die Niveauschwankungen — eigentlich nur 
während des Nachfüllens eintretend — sind sehr unbedeutend und das Nachfüllen in 
A durch den Trichter a kann in längeren Zwischenräumen geschehen, während welcher 
man den Apparat im Uebrigen zu beaufsichtigen und zu bedienen vermag. 
Wollte man nun mit dem soweit geschilderten Apparate sofort an die Aus- 
führung der Versuche gehen, so würde sich sehr bald herausstellen, dass man auf sehr 
enge Grenzen der Stromgeschwindigkeit beschränkt bleibt. Denn da an dem Dia- 
phragma f innen und aussen zunächst völlige Druckgleichheit bestehen soll, so könnte 
der mit Wasser zu füllende Diffusator F von der früher genannten Länge nur einen 
Innendruck bis zu etwa 13 Ctm. gestatten, welcher unter vorliegenden Verhältnissen nur 
eine geringe Ausnutzung der statischen Drucke H und h, d. h. also auch nur eine 
geringe Stromgeschwindigkeit ermöglichen würde. Durch eine sehr einfache Vorrich- 
tung gelingt es, die bei f herrschenden, durch das Manometer M ange- 
zeigten Innendrucke in gewissem Sinne ganz unabhängig von den 
Drucken H und h zu machen, also z. B. unter Festhaltung eines bestimmten 
Innendruckes M beliebig mit den Druckhöhen H und h oder — was dasselbe sagt — 
mit den Stromgeschwindigkeiten zu wechseln. Diese Vorrichtung ist das Regulir- 
rohr G, welches mittels des 2—3 Ctm. langen Zwischenschlauches | an das zweite 
Ansatzrohr von E gefügt ist und demnach beliebig auf- und abwärts bewegt werden 
kann. Je weiter man dasselbe senkt, desto mehr sinkt auch M, je weniger man es 
76 
Pe Weg 
| 
L 
