21 
neigt, desto höher stellt sich M, unbekümmert ob H und h gleich erhalten oder gar 
erhöht werden, und zwar ist dieser Einfluss des Regulirrohres G ein so empfindlicher, 
dass man dasselbe vortrefflich umgekehrt zur feineren Normirung des Innendruckes M 
benutzen kann. Allerdings wird durch diese heberartige Wirkung von G ceteris pa- 
ribus die Ausflussmenge d. h. Stromgeschwindigkeit vermehrt (beim Senken) oder 
vermindert (beim Heben), allein dies geschieht in so geringfügigem Grade, dass man 
es ganz unberücksichtigt lassen kann. Neben der Neigungsgrösse von G, ist aber 
auch dessen Länge von wesentlicher Bedeutung; für die gewöhnlichen Versuchsreihen 
im Arbeitszimmer I. Stock genügte eine solche von 50 Ctm.; bei den mit stärksten 
Drucken resp. Geschwindigkeiten arbeitenden Versuchsreihen im Keller des Laborato- 
riums musste sie jedoch auf 105 Ctm. erhöht und ziemlich steil abwärts gerichtet werden, 
um an dem Manometer M den normalen Innendruck — ca. 8 Ctm. zu erzielen. Alles in 
Allem ist es mir nur durch Anwendung dieses Regulirrohres G möglich geworden, meine 
Versuche auf so verhältnissmässig weite Grenzen von Stromgeschwindigkeiten auszu- 
dehnen, ohne sie mit neuen und complicirten Fehlerquellen zu behaften, und die 
Durchführung derjenigen Versuchsreihen, (wie XXVII, XXIX), in welchen während des 
Versuches das Niveau im Diffusator F erheblich stieg oder sank, hätte geradezu auf- 
gegeben werden müssen oder wäre doch ohne zwingende Beweiskraft geblieben, wenn 
nicht das Regulirrohr G gestattet hätte, den herrschenden Innendruck M in gleichem 
Maasse schrittweise zu verändern, so dass der Seitendruck in f trotz Allem beiderseits 
stets gleich erhalten wurde. 
In welchem Umfange der Sicherheit und mit welcher Gleichmässigkeit dieser 
gesammte Apparat für strömende Diffusion, wie ihn die vorstehende Beschreibung und 
die linke Seite der Fig. 4 veranschaulicht, sowohl in jeder einzelnen Versuchsreihe, 
als auch in den verschiedenen Versuchsreihen, sobald nur dieselben Versuchs- 
bedingungen bestanden, gearbeitet hat, mag vorweg unter Hinweis auf die später 
mitgetheilten einzelnen Versuchstabellen hervorgehoben werden. Man erkennt dort 
aus den ersten Columnen über Ausflussmenge und Concentration der ausfliessenden 
Salzlösung, wie gering die betreffenden Schwankungen gewesen sind, 
h 2. Der Apparat für ruhende Diffusion. 
Derselbe ist naturgemäss von sehr viel einfacherer Gestaltung, wie auch Fig. 4 
(rechte Seite) zeigt. Der Diffusator F, in der unveränderten Form, in welcher er 
vorher oder nachher zu dem Versuche für strömende Diffusion verwandt wurde, wird 
an einem Gestellhaken o derartig aufgehängt, dass er bis zu einer bestimmten mit 
dem Strömungsversuche übereinstimmenden Höhe in ein Cylinderglas K eintaucht. 
In diesem befindet sich Salzlösung von derselben Concentration wie sie bei dem betr. 
Strömungsversuch in dem Gefäss E besteht resp. aus dem Regulirrohr G abfliesst. 
Dieses Glas K steht seinerseits in einem grösseren Eimer I mit dem unteren durch 
ein Kautschukzwischenrohr und daran befindlichem Schraubenquetschhahn regulirbaren 
77 
