u ee 
ae 
suchsreihe sind aber jene Schwankungen noch viel unbedeutender, so dass an der 
Conftanz der Versuchsbedingungen bezüglich Stromgeschwindigkeit 
und Concentration der Lösung nicht gezweifelt werden kann. 
Von nicht geringerer allgemeiner Bedeutung ist ferner die Fixirung und Mes- 
sung des Innendruckes im Gefäss E. Aus früher (S. 12, 22) genannten Gründen war ich 
bestrebt, denselben annähernd gleich für alle Versuchsreihen, absolut gleich für jede 
einzelne derselben festzuhalten. Für seine Messung war das Manometer M nebst Maass- 
stab k bestimmt. Da jedoch die Angaben des letzteren schon wegen der Capillarität 
des Manometerrohres nicht dem wahren auf die untere Oeffnung des Diffusators F resp. 
auf das Diaphragma f wirksamen Druck entsprechen konnten, und da überdies die 
Möglichkeit sonstiger Druckstörungen durch die Bewegung der Flüssigkeiten vorlag, so 
wurde auch hier eine direkte Normirung nothwendig. Ein unten offener Diffusator F 
wurde in E eingeschraubt, der Gesammtapparat in Thätigkeit gesetzt, und nun, indem 
mittels des Regulirrohrs G alle möglichen Höhenstände in F hervorgerufen waren, die 
entsprechenden Stände am Manometer M, anfanglich mit besonderen Marken, später 
(nach Anbringung des Maassstabes) in Centimetern bezeichnet resp. notirt. Es ergab 
sich, dass für die gewählte mittlere Niveauhöhe im Diffusator — 3—8,5 Ctm., das 
Manometer stets um 0,5 Ctm. höher, also auf 8,5—9 Ctm., bei grösseren Niveauhöhen 
um Etwas mehr, bei kleineren um Etwas weniger zeigte. Auf diese Correction muss 
also immer und in aller Strenge geachtet werden, wenn man die Gewähr haben will, 
das Diaphragma f unter einem beiderseits gleichen und constanten Seiten- 
druck zu wissen. In den eigentlichen Diffusionsversuchen ist nun freilich die Flüssig- 
keit in M nicht mehr reines Wasser, sondern eine Salzlösung, allein bei deren geringer 
Concentration von im Maximum 2,5 °/o kann von einer messbaren Beeinflussung jener 
Druckhöhen nicht die Rede sein. Andererseits darf aber an dieser Stelle nicht ver- 
schwiegen werden, dass nun trotz aller beobachteten Cautelen in der Einrichtung 
und Handhabung des Apparates bei der Ausführung der Versuche selbst ein unaus- 
gesetztes Schwanken der Flüssigkeit in M gar nicht zu vermeiden ist. Die geringsten 
Störungen am Schwimmhahn des grossen Wasserreservoirs, die unbedeutendsten vor- 
übergehenden Verschleimungen irgend eines Röhrentheiles der Leitung oder des Zapf- 
hahns, das gelegentliche Oeffnen irgend eines anderen Wasserhahnes ım Laboratorium 
— bewirken in empfindlichster Weise dieses Auf- und Niedersteigen des Niveaus, so 
dass eine sichere Feststellung des Manometerstandes d. h. also des Innendruckes nur 
gelingt, wenn man aus allen diesen Elongationen ‘das Mittel wählt. Experimentell 
erreicht man dies leicht durch die Beobachtung des Spieles an dem durchbrochen ge- 
arbeiteten Zeiger von k, den man so stellt, dass die untere Kante das Mittel jener Schwan- 
kungen angibt. Um aber keine jener Störungsursachen irgendwie dauernd wirken und so 
dieg Versuchsbedingungen sich ändern zu lassen, ist eine andauernde sorgfältige 
Beobachtung dieses Manometers während der ganzen Versuchsdauer 
unerlässliche Vorschrift, damit die eintretende Unregelmässigkeit, sofern sie geringfügig 
ist, durch das Regulirrohr G ausgeglichen, oder aber, sobald sie von einschneidenderer 
Wirkung und Dauer ist, der Versuch sofort sistirt werden kann. Nur auf diesem Wege 
81 II 
