XXV 



Stifte zurückwandern und so die Deformierung verhindern. Herr 

 Dr. Köhler, der Vortragende, Herr Prof. Dr. Voller, und Herr 

 Dr. Heinrich Wohlwill suchten dann eine Erklärung für das 

 leichte Durchbrennen der benutzten Magnesiumstifte zu geben. 

 Während Herr Dr. Kühler glaubte, dass sich das Magnesium 

 mit dem metallischen Bestandteile des zum Überstreichen benutzten 

 Salzes zu einer leicht schmelzbaren Legierung verbinde, weist Herr 

 Oberlehrer Grimsehl darauf hin, dass das bei seinen Versuchen 

 benutzte Phosphorsalz sowie auch andere mit demselben Erfolge 

 benutzte Salze mit dem Magnesiumoxyd ein Doppelsalz mit 

 niedrigem Schmelzpunkte bilden. 



Mitteilung — Herr Dr. Joiis. Classen 



erklärt, dass die von ihm beobachteten Helligkeiten der Nernstlampe 

 zu Beginn 23, nach 150 Stunden 14, nach 500 Stunden 10 Hefner 

 waren. Der Wattverbrauch war dabei: 1,8; 2,6; 3,1 Watt pro 

 Hefner. Eine gewöhnliche gute Glühlampe zeigte unter gleichen 

 Verhältnissen die Helligkeiten 22,2; 14,1; 9,4 Hefner und den 

 Wattverbrauch 2,3; 3,3; 4,6 pro Hefner. Ausserdem zeigte der 

 Vortragende durch einige einfache Versuche mit der Thermosäule, 

 dass auch die Nernstlampe eine sehr ausgedehnte dunkle Wärme- 

 strahlung besitzt. Die Lichtmenge beträgt von der Gesamtausstrahlung 

 etwa den 6. Teil, während bei einer gewöhnlichen Glühlampe die 

 Lichtmenge nur etwa den 10, Teil der Gesamtausstrahlung ausmacht. 

 Durch Überlastung konnte jedoch auch der Glühfaden der gewöhn- 

 lichen Glühlampe so hoch erhitzt werden, dass das Verhältnis der 

 Lichtstrahlung zu der Gesamtstrahlung gleich demjenigen bei der 

 Nernstlampe wurde. Danach erscheint es zulässig, die Ausstrahlung 

 der Nernstlampe als eine einfache Temperaturstrahlung anzusehen. 



Vortrag — Herr Prof. Dr. Denn.stedt : Über ein einfaches 

 Vorlesungthermometer. 



Der Redner zeigte verschiedene Formen eines ebenso ein- 

 fachen wie überaus praktischen Vorlesungthermometers vor, bei 

 dem die Luft als thermometrische Substanz gebraucht wird. Es 

 besteht im Wesentlichen aus einer langen und engen Glasröhre, 

 deren offenes unteres Ende fast bis auf den Boden eines mit einer 

 gefärbten Flüssigkeit zum Teil angefüllten Gefässes ragt. Durch 

 eine zweite Öffnung des das Glas- oder Metallgefäss luftdicht 

 schliessenden Stöpsels oder Deckels reicht eine andere knieförmig 

 gebogene Röhre, durch die der Flüssigkeitstand reguliert werden 

 kann. Der Vortragende zeigte durch Versuche, wie man mit Hülfe 

 zweier solcher Thermometer einem grösseren Auditorium z. B. das 

 Gesetz von Dulong und Petit, nach dem die auf die Gewichts- 

 einheit bezogene specifische Wärme der Elemente ihrem Atom- 

 gewichte umgekehrt proportional ist, erläutern kann. Durch einen 

 andern Versuch wurde dargethan, dass bei Benutzung von Glüh- 

 körpern die Wärmeenergie einer Bunsenflamme bedeutend herab- 

 gemindert wird, um das Luftthermometer unabhängig von dem 

 Drucke der Flüssigkeitsäule zu machen, hat der Vortragende das 

 Glasrohr, soweit es aus dem Gefässe herausragt, in eine horizontale 



