\ 



— 205 — 



(niimlich 640 Hamburger Pfund) annullirt wird und die Kurbel nur 



das geringe Gewicht der eigentlichen Ilebungswelle trâgt. 

 An den beiden CoUimatoren und Passageninslrumenten waren keine Ver- 

 ânderiingen vorgenommen, ausser in ibren Stativen. 



Ich fiihre bier jezt die wcsentlichslcn, wahrend meiner Anwesenbeit Neue Anord- 

 angeordneteo Verànderungen auf. nungea. 



I. Meridiankreis. 



1) Anbringung der Indices zur Ablesung bis auf l', blos mit einem Striche. 

 Die Indices berûhren die Theilung nicbt. 



2) Einrichtung des MikrometerSj dass die Ablesung immer in der Mitte 

 des Gesichtsfeldes an derselben Stelle zwischen den Parallelfàden ge- 

 schieht. 



3) Verànderung der Fadenbeleuchtung durch die Achse, durcb Anbrin- 

 gung eines bochpolirten silbernen Spiegels und eines Gollectivglases 

 von 12 Zoll Focus; Moderirung derselben durch eine sicb verjûngende 

 Oeffnung. 



4) Einrichtung des Ocularnetzes ; 2 horizontale Fàden von s" Distanz, 

 T Verticalfâden in 15 Zeitseciinden Entfernung, auf jeder Seite des 

 mittlern in 5 Zeitsecunden Abstand ncch ein Faden fur die dem Pôle 

 nahen Sterne. Zugleich gab ich die Form der Fadennetze der CoUi- 

 matoren an. 



5) Hùlfstheilung zur Untersuchung der Gleichfôrmigkeit der Schrauben- 

 gànge der Ablesemikrometer. 



II. Passageninstrument im ersten Vertical. 



l) Die Versuche an dem, obgleich auf einem Holzbocke und schwanken- 



dem Boden unvortheilhaft aufgestellten Instrumente zeigten; dass das- 



selbe in 40 Zeitsecunden vôllig umgelegt werden kann; ja bel der 



festeren Aufstellung auf dem Steine werden hierzu nur 30 Zeîtsecun- 



