— 206 — 



den erforderlich sein. Hierdurch wird es môglich, fur Zenithalsterne 

 das Instrument so zu gebrauchen , dass fur den Durchgang eines 

 Sterns in jeder der beiden Verticalbalften das Instrument in beiden 

 Lagen zur Anwendung kommt; wodurch die Beobachtung unabbàngig 

 von den Zapfendicken , frei vom Colliniationsfebler wird , und sich 

 die mittlere Neigung der Achse ohne Umstellung der Wasserwage auf 

 der Achse ergiebt. Es ist aber, da das Rohr nach der Umlegung auf 

 dieselbe entgegengesetzte Zenithdistanz :; zeigt, ei'forderlicb , dièse um 

 2z zu ândern^ um wieder auf den Stern zu konimen. Ich Hess daber 

 an das Rohr zwei Aufsuchekreise nach Troughtons Art symmetrisch 

 anbringen. Dièse werden vor der Beobachtung auf -\- z und — s 

 eingestellt, wodurch man sofort nach der Umlegung, wenn z. B. zu- 

 erst der hintere Kreis benutzt war, das Rohr dreht . bis die Libelle 

 jdes vordern Ki'eises einspielt, um den Sterh wieder zu treffen. 



2) Das Fadennetz irii Focus ist von mir so eingerichtet^ dass die beiden 

 horizontalen Fâden l' in Bogen abstehen, die 5 verticalen aber 1 Zeit- 

 secunden des Aequators. Ausserdem liess ich aber einen durch ein 

 Mikrometer beweglichen Faden anbringen, an dem 4 Umgange dem 

 Intervall von 7 Zeitsecunden entsprachen, so dass der in 100 Theile 

 gethellte Umgang, deren Zehntel geschatzt werden, eine Ablesung bis 

 auf j*5 Bogensecunde gestattet. Ich glaube, dass bei der Beobachtung 

 von Sternen nahe am Scheitel, fur die Bestimmung der Aberrations- 

 und Nutations- Constante, dieser bewegliche Fadçn vorzugsweise ange- 

 wandt werden muss. 



3) Aenderung der Fadenbeleuchtung wie beim Meridiankreise, aber Col- 

 lectivglas nicht erforderlich. 



III. W a s s e r w a g e n. 

 Repsold bat vier Arten von Glasrôhren gebraucht : 



