— 207 — 



No. 1. 12^ Par. Zoll lang; 11^ Lin. àuss. Diirchmesser; 1 Theil =: l",0; 



No. 2. ni „ „ lOj ^ „ „ „ 1, 0; 



No. 3. 9| „ „ %\ „ >, „ 1, 6; 



No. 4. 6i „ „ 6| „ „ „ 2, 0. 



Die letzte Art ist fur die Achsen der Hùlfspassageninstrumente be- 



stimmt, die beiden ersten fiir die Hauptachsen und fiir die horizontalen Gol- 



limatoren, die dritte fiir den Mikroskopentràgcr des Meridiankreises. Es 



war nothwendig, zii untersuchen, ob dièse Libellen auch bei niedriger Tem- 



peratiir noch brauchbar bleiben. Ich untersuchte daher die Liingen der 



Blasen in der Zimmerwarme -f- 15"1\. und im Eiswasser bei 0°. Aus den 



Verândeningen ergab sich, dass aile Blasen noch bis -j- 25° eine gehôrige 



Lange hatten, dass aber die Lange der Blase der der Scale gleicbkommt, 



und folglich die Brauchbarkeit der Libellen aufhôrt ; 



in No. 1 bei — 10",2 R. 



» 2 j, — 11, 5 „ 



ij 3 « — 26, 6 „ 



!y 4 „ — 4 /, 3 „ 



Die Libellen No. 1 und 2, reicben also fur unser Klima nicbt aus. 



No. 3. ist dagegen von passender Dimension fiir grosse Instrumente und so 



ordnete ich anstatt der Libellen No. 1 und 2. allenthalben neue von No. 3 



mit eignen Fassungen nebst gehôrigen Reserverôhren an. Dièse Untersu- 



chung wurde spàter âuch fiir Miinchen benutzt , um Ertel mit den Di- 



mensionen der in unserm Klima zu allen Jabreseiten braucbbaren Libellen 



bekannt zu machen. 



Als aile Arbeiten an den Instrumenten ausMfiihrt waren, begrann die Transport 

 ,^ , , , * ° nach Peters- 



Verpackung und wurde bis zum 22. (lO.) Sept, unter meinen Augen aus- burg. 



gefùhrt. Bei dieser Gelegenheit wurden beide Instrumente vôllig zerlegt, 



auch batte ich Gelegenheit, nunmehr an den Holzpfeilern die Dimensionen , 



der in den Stein zu machenden Lôcher und deren Lagen mit Genauigkeit 



