_ 212 — 



2) Die elliptischen sich ziim Ki-eis vei'jùngenden Rohrhàlften, mit zwei 

 Lothfiigen, wie ich gefordert, oben und unten, sind in der Bearbeitiing so 

 wie in der in meinem Beisein ausgefiihrten Verbindung zum Mittelsluck und 

 mit dem Objectiv nnd Oculartheile vortrefflich gelungen. Das Objectiv von 

 5i ZoH Oeffnung ist merkwurdig durch seine kurze Focalweite von 6 Fuss, 

 wodurcb das Verhàltniss A'on 1 : 13 entstebt, nahezu wie bei den dialytischen 

 Fernrôhren, statt des gewôbnlichen 1:J5 bis 1:18. Fernrohi' und Kieis 

 sind znerst im Herzen aufs festcste mit einander verbunden , und dann ist 

 der Kreis auf die grosse Hoi'izontalachse centrirt worden. 



3) Da Ertel bisher noch keine Instrumente mit mikroscopischer Able- 

 sun:;, an der Stelle der Verniere, gemacht batte, so wurde die Einrichtung 

 der Mikroscope und deren Mikrometer , so wie deren Beleucbtung , aufs 

 "enauste besprochen , nicht nur fiir den Pulkowaer Kreis , sondern auch 

 fur den Cooperscben, und fur diesen schon wâbrend meines Aufentballs 

 zur Prùfung ausgefûhrt, aus welcber noch Modificationen fur den Pulko- 

 waer Kreis bervorgingen. 



4) Anordnung der Theilung. Aile Striche glcich lang und viel feiner 

 zu zieben, als bei Vernier-Ablesung. Fiir die Untersucbung der Theilung 

 muss der Anfangsstrich und die Richtung bezeichnet sein. Die Theilung 

 "iebt unmittelbar 2'; der Aufsuchekreis am andein Ende der Achse gie.bt 

 mit starken Strichen unmittelbar 4', und bekommt nur einen einfachen In- 

 desstrirh. Dieser muss auf NuU zeigen, wenn das Robr zum Scheitel ge- 

 riebtet ist. 



5) Anordnung der Aequilibrirung des Obertheils und Versetzung des 

 Schwerpunkts der ganzeu beweglicbeu Masse in die Verticalachse, beides 

 durch ein einziges von Ertel aufs glùcklichste ausgedachtes Gegengewicht. 



6) Die Libellen kommen an die senkrechten Arme des Mikroscopentrà- 

 gers, vermittelst an dièse augeschraubte Querstùcke. Hierdurch ist die Ab- 

 lesung der Libellen bequem. 



