— 218 — 



iiichls zii Avùrschen iibrig. Aiich das Uhrwerk wurde jetzt in TLii- 

 tigkeit gesetzt. Als ailes gehorig iu Ordnung war, wirkte es so, dass 

 die gewaltige Classe mit aller zu wùnschenden Gleichfôrniigkeit und 

 in Uebereinstimtmmg mit der taglichen Bewegung fortgeti'ieben wurde. 

 Einc vichtigc, scîion 1834 mit Ilrn. M a hier verabredete Einriclitiing 

 war aber niir unvollkommen ausgefùhrt worden. Icb batte namlicb 

 gefordert, dass es dem Beobachler moglich wei"de, von seinem Stand- 

 puncte ans in jedem Momente die Vcrbindung des Uhrwerks mit der 

 Schi'aiibe ohne Ende des Slundenkreises aufzuheben imd wieder, her- 

 zustellen, damit er, unabbângig vom Fortgange der Ubr, eine feine 

 Verstelliing der Fâden gegen den Stern ini Felde vornebmen kônnc. 

 Ma hier s Einrichtung war ungenùgend, wurde aber in Avenig Tagen 

 diu'ch Hinzufùgung cines mit cincr Feder versebenen Spcrrwerks und 

 zweier Zugscbniire in eine imverbesserlicbe veranderl. Durch An- 

 ziehen der einen Scbnur ivird die Verbindung aufgeboben und vom 

 Spcrrwerk so erbalten. Ist nun durcli die jezt von der Bewegung 

 derUhr ganz unabhângige Drehung der Schraubc ohne Ende die mi- 

 krometrische Verstellinig ausgefùhrt, so wird die andere Scbnur ge- 

 zogen und die Verbindung slellt sich, indem die Sperrung aufgehoben 

 wird, durch die Wirkung einer starken Druckfeder so rasch wieder lier,. 

 dass im Verlauf eines kaum zu schiitzenden Bruchs der Zeitsecunde 

 das Uobr schon mit der taglichen Bewegung fortrùckt, und zwar 

 sogleich mit der ganzen erforderlichen Geschwindigkeit und Regel- 

 màssigkeit ; eine Folge des Princips des von Fraunhofer erfunde- 

 nen Uhrwerks. Ich miiss dièse Veriinderung fiir eine der glûcklich— 

 sten und, in Bezug auf die Bequemlichkeit und die Genauigkeit der 

 Mikrometermessungen, fur eine der wichtigsten halten, die am Instru- 

 mente Aorgenommen ist. 



