— 2-20 — 



war, so folgfe, dass er nicht vom Objectiv , sondern von den Mikro- 

 meterocularen seibst henùhre und in deren Bau begrùndet ist. Das 

 nacb Ramsden's Angabe von Fraunjiofer gebaute Mikromelerocular 

 stebt ans 2 planconvexen Linsen , deren beide convexe Oberflàcher» 

 nach inncn , also ge^(n einander gekebrt sind. Icb veranlasste Hrn. 

 Merz, dem erwâhnten Uebslslande abzihelfen, und es gelang durcli 

 Umkebrung der beiden Linsen, S3 dass jezt die Planfliichen gegenein- 

 ander nach innen kommen. Nacb den Versuchen , die wir gemacht 

 habcn, geht bierdurch von der Schàrfe des Bibles nicbts verloren, nur 

 das Gesicbtsfeld wird vielleicht etwas verkleineri. Hr. Merz wird da- 

 her ausser den bisherigen Cciilaren aiicb nocb eine Folge nach der 

 neuen Construction hinzufûgen. 

 9) Das Priiicip der mikroiiietrischen Winkelniessung durch Bewegung der 

 von den halben Objectiven erzeugten Bilder, wie sie das Heliometer 

 zeigt , bat in einer Rùcksicht einen wesentlicben Vortbeil ver dem, 

 welches beim Filarmikrbmeter in Anwendung kommt. Die Distanz- 

 messung beruht auf dem einfachsieii Pbànomen der Goincidenz zweier 

 iibcr einander vcrsc'iiebbarer BiUler , die durch die laglicbe Bewegung 

 ilire Slellung gegen einander nicbt ândern, sowie die Messung am Spie- 

 gelsextanten unabbiingig von den kleinen Bewegungen des Beobachters 

 isî. Dîe Distanzmessung mit dem Filarmikrometer beruht auf einem 

 viel zusammengeseizleren Phânomcn, der Bisseclion zweier SteiTie von 

 den beiden Faden. Die Aufliebung der taglicben Bewegung ist hier 

 eine Bedingung fiir die Genauigkeit der Messung. Aber das Zerschnei- 

 den des Objectivs beim Heliometer ist ein grosses Opfer, welches man 

 bringt, weil dadurch die optische VolUiommenheit des Objectivs mit 

 der Einheit desselben aufgeboben wird. Man bat sich daher auch mit 

 Recht gescheut, die grôssten Refractoren zu Ileliometern zu verwen- 

 den. Doch lasst sich das Prinzip des Heliometers auch noch anwen- 



