^ 222 — 



JaLre ununterbrochener Arbeit auf diesen Mechanismus Verwandt. Bei 



Zeriegung desselben, die im Beisein des Professors Argelander vor- 



genommen wurde, erkannte ich die vortrefflicbe Einrichtung und Aus- 



fùbrung. Auch ergab sich nach der Aiifstellung, dass die Centrirung 



der beiden Objectivhaiften in allen Richtungen und Lagen, ungestôrt 



diu'ch die Schwere, dieselbe bleibt. 



2) Eine Unbequemlicbkeit ist es, dass man, um die Mikronieterschraubeii 



am Heliometer abzulesen, gewôhnlich das Robr desselben herunterbe- 



wegen , oder sehr lioch aiifsteigen miiss. Durcb das Herunterbewegen 



entsteht nocb ein cjefâbrlicher Nacbtbeil der Aeriinderten Wirkunc; der 



Schwere auf die Tbeile, von der man nicht weiss, ob sie bei der er- 



folgten Zuriickstellung wieder aufgehoben wird. Um diesem abzu- 



belfen liess ich die Theiliingen und die Indices so versetzen , dass 



jezl die Ablesung vom Ocular aus durch ein Hûlfsfernrohr, das neben 



dem Sucher angebracht wird , gemacht werden kann , ohne dass also 



der Beobachter seinen Ort Aerliisst und ohne dass es nôthig ist, die 



Richtung des Fernrohrs zu ândern. Auch die Ablesung des Posilions- 



kreises durch dassclbe Fernrohr, hofft Hr. M a h 1er durch Anbringung 



eines Spiegels zu Stande zu bringen. 



5) Die Gùte und optische Kraft des Fernrohrs wnrde auf dieselbe Weise 



Avie beim Réfracter gcprùft. Die Untersuchung fiel vollig befriedigend 



aus. 



VoUeudung Beide Instrumente, Refractor und Heliometer, sind in der Bearbei- 



stiumente iu tung SO wcit voUendct, dass nur noch das Schleifen, Poliren und Firnissen 



der Messingflachen und die Theilung der Kreise ùbrig ist. Letztere wird 



in kurzcr Zcit vollendet sein. Das erste Geschiift ist aber ein so bedeu- 



tendes, dass Hr. Maliler, indem er es zum Ilauptgeschâft seiner Abthei- 



lung macht , es nicht vor 6 Monaten vollendcn kann. Anfangs hatte cr 



die Absicht , noch m nieinem Bcisein dcn Refractor wieder ahzunehmen. 



