— 100 — 



o) In der streiigsteti Winterkâlte zeigte sicli, wie schon frùher, eine zii- 

 nt'hinendc Unbeweglichkeit des grossen Refractors bi;i der Drehiing 

 nm die Declinationsachse. Als Ursache dieser Ersclieinung wiirde die 

 verschii'dene Zusanimenzichung der grossen Bùchse von Messing iind 

 der Aclise von Stalil erkannt. Das Instrument miisste daher ausein- 

 ander genommen werden; eine schwierige Opération bei der grossen 

 Last der Theile, zunial im strengen Winter. Glûcklicher Weisc lies* 

 sich die Temperatur im Thurme durch eine fiir môglichen Gebraiirh 

 angelegte Rôbrenleltung in der Mauer, einigermassen erhôhen , iiiid 

 so tvurde die Abnahme der Theile im Januar ausgefiihrt. Durch 

 Vorlegung einés stâhlernen polirten Ringes auf die Oberflâche der 

 Bùchse, dér das Einsinken der Achse verminderte, wurde dem Uebel- 

 stande abïeholfen, und nach Ittàgigcr Unterbrechung war das Instru- 

 ment wieder in Ordnimg und die Bewegung in der Declination war 

 eine viel leichtere aïs je vorher. 



b) Fur das Mittagsfernrohr und fur den Verticalkreis im West- 

 saale, wurden die Beschirmungsapparate im Februar aufgestellt, 

 durch -welche bei der Sonnenbeobachtimg die Instrumente so gegen 

 diè Etnwirkung der Sonnenstrahlen geschùtzt werden, dass nur das 

 Objectiv von dëriselben getrofFen Avird. Fur das Mittagsfernrohr waren 

 ausserdem schlrtn im Vorigcn Jahre zwei Meridian-Marken aufgestellt, 

 die eine nach N., die andore nach S., jede in nahozu 600 Fuss Ent- 

 fenmng. Eine solche Markc besteht aus einer kleinen kreisfôrmigen 

 OefTnimg in einer Mctallplatte, die befestigt aiif einem steinernen 

 Pfeiler, mit tiefem Fundamente, und durch einen Ueberbau gegen 

 Witterung und Sonnenhitze geschùtzt, die grôsste Lnveranderliclikeit 

 des'Standes bat, die erreicht werden kann. Sie befindet sich ùber- 

 dies im Focus eines Objectivs von nahezu 600 Fuss Focalliinge, wel- 

 ches in der Nàhe des Hauptinstruments im Beobachtungssaaie aufge- 



