=< BH 
Supuesto estos pormenores veamos como funciona el apa- 
Cayendo la sangre en el pabellón penetra en el in- 
terior de la cámara, la llena por completo y pasa también 
á ocupar el cuerpo de bomba. ] 
En este estado, la esfera de aluminio flota sobre la su- 
perficie de la sangre, dejando el paso libre á ésta por el 
interior del tubo elástico cuando se ha bajado el émbolo. 
Si se ha agotado la cantidad de sangre que ocupa la cá- 
mara, desciende la estera y obstruye la abertura inferior, 
permitiendo así nuevo acceso de sangre al interior del 
cuerpo de bomba, y nuevo ascenso de la esferilla de 
O Operación que se repiteá cada golpe de ém- 
O. 
Fig. 52. Aspirador de Dieulafoy. 
Bombas médicas aspirantes impelentes.—Conocemos 
dos bombas de esta clase que llevan el nombre de sus 
inventores.—La primera, que se denomina también aspz- 
rador de Drieulafoy, se halla representada en la figura 52. 
Consta esencialmente de un cilindro de cristal con arma- 
duras metálicas, en el interior del que entra un émbolo 
P movido por una manivela y un piñón. En C hay un 
botón que puede subir ó bajar á expensas d* un resorte 
