e AN pal 
algún líquido medicinal en el interior de la cavidad pa- 
tológica. Lodemás del aparato es fácil comprender con 
sólo ver la figura. 
Para manejarlo se coloca un tubo T en una de 
las llaves indicadas (R R' R”): ála otra extremi- 
dad se adapta uno de los trocares 1, 2, 3, 4, según se 
quiera. Se cierran todas las llaves y se sube el émbolo P, 
con lo cual se determina un vacío que es ocupado inme- 
diatamente, en el caso de haberse penetrado con el 
trocar en una cavidad que contiene algún líquido, 
y si se ha tenido cuidado en este instante de abrir 
la llave R. Generalmente se acostumbra destinar la lla- 
ve R' para vaciar el aparato del líquido patológico des- 
pués de haberse llenado el cuerpo de bomba; y la R” para 
aspirar por medio de su tubo cualquier líquido medici- 
nal que se quiera inyectar en la cavidad anormal. : 
Aspirador de Potaín.—Este instrumento, fig. 53, di- 
fiere del anterior en que el cuerpo de bomba metálico se 
halla remplazado por un frasco de vidrio, en el que se hace 
el vacío á beneficio de una pequeña bomba. Hay la ven- 
taja con este instrumento, que es más portátil y más bara- 
to que el Dieulafoy, y que el líquido que sale de la cavi- 
dad operada no ensucia el cuerpo de bomba. Su manejo 
es fácil, como puede verse prácticamente en el Hospital. 
Ventosera.—Se da el mombre de ventosera á una pe- 
as campana de vidrio ú otra sustancia, que tiene por 
n hacer un vacío mayor ó menor sobre la superficie de 
la piel ,con el objeto de provocar mayor aflujo de sangre á 
la parte. Si la ventosera se aplica á una región del cuer- 
Po sin otro requisito, la operación lleva el nombre de 
ventosa seca; pero si el ' lugar donde se le aplica ha sido 
previamente sajado con una navaja de barba, un bis- 
turí ó un escarificador, la operación toma el nombre de 
ventosa escarificada. ; 
Hay varias especies de ventoseras: unas están forma- 
das enteramente de vidrio, y éstas se aplican quemando 
en su interior un poco de papel ó algodón cardado, Ó sim- 
Plemente, calentándola á la llama de una lámpara de S 
cohol. Porla acción del calor se dilata el aire del inte- 
rior de la ventosera, para contraerse en seguida por e 
enfriamiento, y ocasionar un vacío parcial qee es ocupa- 
toa las partes blandas de la región donde se ha apli- 
ado. 
