— 53 — 



jene Normaltoise von Mechaniker Bau mann ausgeführt wurden 

 und zur Messung der Basis der Landesvermessung von der So- 

 litude bis Ludwigsburg dienten. 



Zur Untersuchung dieser Maasse wurde der Coraparator der 

 Königlichen Münze benützt, welcher eine Länge von etwas mehr 

 als einer Toise zu messen gestattet; verglichen wurden die Maasse 

 mit dem messingenen Normalmeter der Centralstelle, dessen Nor- 

 malteraperatur Null Grad ist, und mit dem eisernen Normalmeter 

 des physikalischen Kabinets der polytechnischen Schule, dessen 

 Normaltemperatur 13 Grad Reaumur ist. Alle zu vergleichenden 

 Maasse sind Endmaasse, d. h. der Abstand ihrer Endflächen (nicht 

 der Abstand zweier Striche auf der Oberfläche, wie das bei den 

 Strichmaassen der Fall ist) gibt die dem betrefl'enden Maass 

 entsprechende Länge. Da auf Endflächen mit einem Mikroskop, 

 wie es die Comparatoren gewöhnlich tragen , nicht eingestellt 

 werden kann, so ivurden von Dr. Müller hier zwei exakte Mes- 

 singwürfel verfertigt, welche an einer Seite mit einer hochpolir- 

 ten Stahlplatte verbunden waren, auf der obern Fläche aber eine 

 Silberplatte mit einem sehr feinen, der Endfläche der Stahlplatte 

 parallelen, aber natürlich weiter nach innen liegenden Striche 

 trugen. Zur Messung eines Maasses wurden die Stahlplatten 

 vorsichtig an die Enden desselben angelegt und der Abstand der 

 zwei Striche auf den Silberplatten bestimmt; dieser Abstand ist 

 grösser als der Abstand der Endflächen des Maasses um eine 

 Grösse, die man erhält, wenn man die zwei Messingwürfel mit 

 ihrer Stahlplatte unmittelbar an einander legt und den Abstand 

 der Striche auf den Silberplatten bei dieser Lage misst. 



Als auf diese Weise zunächst die Normaltoise und die zwei 

 Normalmeter mit dem Comparator — natürlich mit Rücksicht auf 

 die Temperatur — gemessen wurden, ergab sich innerhalb der 

 Genauigkeit, die der Comparator zuliess — etwa eine hundertel 

 Württembergische Linie — , dass die zwei Normalmeter keine 

 merklich verschiedene Länge hatten , und dass die Normaltoise 

 dem bekannten Verhältniss von Toise und Meter entsprach (eine 

 Toise glei.h 1949,03 Millimeter). 



Um die zwei Toisen langen Messstangen mit der nur etwas 



