— 10 — 



das por el señor H. Menzies con tanta inteligencia como exac- 

 titud y celo para el gran provecho de la ciencia y del país. 



He el ejido para la ubicación de la estación meteorológica un 

 pequeño llano, situado sobre una de ¡as primeras ondulaciones 

 del terreno paralelas á la cadena de los montes Martial. Allí 

 el horizonte está despejado por todas parles. Ninguna construc- 

 ción inmediata ni plantación modificarán los resultados de las 

 observaciones. La estación está al mismo tiemi)0 en la proximidad 

 de las oficinas del Gobierno, para que el acceso á ella, aun 

 durante el invierno sea siempre fácil. 



El barómetro Forlin ha sido colocado cerca de una ventana 

 de la farmacia de la Gobernación y se ha tenido un cuidado 

 muy grande para su verificación y arreglo. Los dos termó- 

 metros de máxima y mínima así como el psicrómetro han 

 sido instalados bajo un abrigo especial con triple techado y 

 ventanas laterales. 



Comparando varias veces y en condiciones muy diferentes los 

 resultados del termómetro seco del abrigo y de un termómetro 

 fronda, no he encontrado sino muy insignificantes discordancias. 

 Puédese entonces tener entera confianza en la buena exposición del 

 abrigo y en las indicaciones de los termómetros seco y mojado. 



No quiero ser tan afirmativo á propósito de los termómetros de 

 máxima y mínima. Bajo la influencia de ráfagas muy frecuen- 

 tes, á lo menos en verano en esos parajes, el abrigo presenta 

 efectivamente vibraciones bastante considerables, aunque haya 

 tenido la precaución de enterrar profundamente los largueros 

 verticales y á pesar de arcos flexibles para impedir la lirus- 

 quedad de las oscilaciones. 



Cuando el viento sopla con violencia, pueden moverse enton- 

 ces los indicadores. Sería preciso, y creo de suma necesidad, colo- 

 car resortes amortiguadores ó modificar el modo de suspensión. 



Delante del abrigo he instalado, sobre pequeños mástiles, de 

 un lado el pluviómetro de agua y del otro un pluviómetro de 

 nieve. En fin, atrás, una veleta de cuadro ha sido colocada en 

 la punta de un trípode de 2 m.50 c, y un reloj de sol desti- 

 nado á dar á medio día la hora justa á los habitantes de la 

 localidad, completa esta instalación modesta. 



El abrigo encuéntrase situado á 25 metros mas ó menos 

 sobre el nivel del mar y el barómetro á 10 metros. En fin, no será 

 quizá inútil recordar que la situación geográfica calculada de 

 la Misión protestante de Ushuaia en 1883, es la siguiente: 

 54° 49' 22" latitud Sur y 68" 18 '33" longitud Oeste. 



Es de sentir que el Gobierno no haya enviado un anemó- 

 metro de Robinson y un higrómetro anoladoi-. Ci-eo que será 



