— 32 - 



Die Leiftungen verfchiedener Mikroskope pflegen nun ge. 

 wohnlich mit einander verglichen zu werden nach der Kleinheit 

 der Objecte, welche noch mit ihrer Hiilfe erkannt werden können. 

 Dazu wählt man meiftens Syfteme von Streifen, wie fie auf Schmet- 

 terlingsfchuppen und Diatomeenpanzern vorkommen. Möller in 

 Wedel verfertigt für diefen Zweck Diatomeen-Teft-Platten, welche 

 eine Reihe von 20 Diatomeen enthalten, in denen die Feinheit 

 der Streifungen von der einen zur andern fortfchreitet, von den 

 gröberen wie Triceratium über Pleurosigma angulatum etc. bis 

 Frustulia und Amphipleura, welches letztere Object nur von den 

 beften Syftemen aufgelöft wird. Und ebenfo verfertigt Nobert 

 in Barth Probeplatten mit Syftemen von auf Glas eingeritzten 

 feinen Linien, deren Abftände von Gruppe zu Gruppe kleiner 

 werden. 



Bei derartigen fein geftreiften Objecten ift aber der Strahlen- 

 verlauf des durch fie hindurchtretenden Lichtes ein ganz anderer, 

 als bei Gegenftänden von gröfseren Dimenfionen. Das Licht, 

 welches auf das Object fällt, pflanzt fleh von diefem nicht nur 

 geradlinig fort, fondern breitet fleh durch Beugung nach allen 

 Seiten aus. Wenn Licht durch eine feine Oefifnung fällt, fo wird 

 jeder Punkt der Oeffiiung felbfl:leuchtend und fendet Licht nach 

 allen Richtungen hin aus. Verlangt man, dafs das vom Objectiv 

 entworfene Bild dem Objecte möglichft ähnlich fei, fo mufs das 

 Objectiv auch alles vom Objecte kommende Licht aufnehmen, 

 der Oeffnungswinkel des Objectivs mufs alfo für derartige feine 

 Objecte fehr grofs fein und diefes ifb der Grund, weshalb man 

 in neuerer Zeit die Gröfse des Oeffnung-swinkels der Mikroskop- 

 objective fo fehr gefteigert hat, wie es bei keinem anderen opti- 

 fchen Inftrumente üblich ifl:. 



Wenn Licht auf ein Gitter mit fo feinen Interftitien fällt, 

 wie bei den mikroskopifchen Teftobjecten, fo wird es nach allen 

 Seiten hin abgebeugt und es entfl:eht aus der Literferenz der 

 einzelnen zufammenwirk enden Strahlen das Beugungsfpectrum. 

 In der Mitte desfelben, in der Richtung des auffallenden Lichtes, 

 ift die gröfste Helligkeit, nach beiden Seiten hin wechfeln Maxima 



