lOO — 



Ueber ein neues Abforptionshygrometer 



Von Dr. Auouft \'oller. 



I. Das phyfikalifche Cabinet des hiefigen akademifchen Gym- 

 nafiums erhielt vor einiger Zeit von Th. Edelmann in München 

 ein auf dem Principe der Abforption des atmofphärifchen Waffer- 

 dampfes beruhendes Hygrometer. Concentrirte Schwefel fäure 

 entzieht einem abgefchloffenen T.uftquantum alle Feuchtigkeit 

 und bewirkt hierdurch eine der Spannung des abforbirten Waffer- 

 dampfes entfprechende Verminderung des Gefammtdruckes der 

 eingefchloffenen Luft, deren Betrag an einem Manometer abge- 

 lefen wird 



Da bei ausreichender Oberfläche der Schwefelfäure die 

 Abforption des Wafferdampfes durch diefelbe erfahrungsmäfsig 

 rafch und voUftändig erfolgt, und weil ich gerade mit einer 

 Reihe von Luftfeuchtigkeitsmeffungen zu praktifchen Zwecken 

 befchäftigt war^), fo hoffte ich, diefes Inflrument als eine Art von 

 Normalhygrometer zur Controlle anderer Apparate, namentlich 

 der Auguft'fchen Pfychrometer benutzen zu können. Es ifl: 

 ziemlich allgemein zugeflanden, dafs die letzteren, in der prak- 

 tifchen Hygrometrie befonders angewendeten Inftrumente keines- 

 wegs unter allen Umftänden völlig zuverläffige Angaben der 

 atmofphärifchen Feuchtigkeit geben; ein Apparat, welcher den 

 naheliegenden Gedanken realifirte, die durch Abforption des 

 Wafferdampfes entftehende Druckverminderung zur Ermittelung 



') Vergl. meine Unterfuchungen: Ueber Luftwechfel und Befchaftenheit der Luft in den 

 ventilirten Räumen der Realfchule des Johanneunis, Programme 1878 und 1880. 



