— I03 — 



kurzen Maiiometerröhre tlicnen. Zweckmäfsigcr ift es jedoch, 

 um feinere Spannungsuntcrfchicde fichtbar zu machen , eine 

 leichtere Flüffigkeit in einer längeren Röhre anzuwenden. So 

 lange die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt fmkt , habe 

 ich als völlig zweckentfprechend gefärbtes Waffer erprobt. Ich 

 befürchtete anfänglich , es möchten die durch das enge Mano- 

 meterrohr in das Gefäfs A etwa entweichenden Dämpfe diefes 

 Waffers einen ftörenden Einflufs ausüben; folgende Beobachtung 

 zeigte jedoch , dafs — entfprechend fonftigen Erfahrungen — 

 die Verdampfung des Manometerwaffers in der engen Röhre 

 eine aufserordentÜch langfame ifl, fo dafs die etwa nach A ge- 

 langenden minimalen Mengen diefer Dämpfe fofort vollfländig 

 von der Schwefelfäure abforbirt werden. Läfst man nämlich 

 nach dem Einfüllen \'on Schwefelfäure in B die Hähne c und d 

 gefchloffen, fo communicirt die Luft in A und über der Mano- 

 meterflüffigkeit mit der Oberfläche der Säure nur durch die 

 engen Glasröhren; es H\ dann felbft nach langem 

 Stehen keine Aenderung im Manom ete rftande zu 

 erkennen. Daraus folgt, dafs die durch die Abforption be- 

 wirkte Bewegung der Wafferdämpfe durch diefe Röhren aufser- 

 ordentlich langfam von Statten geht. Diefe Beobachtung giebt 

 zugleich auch die Gewifsheit, dafs nicht etwa während der 

 kurzen Zeit des Einfüllens der Säure, ehe der Stöpfel b wieder 

 gefchloffen worden, bereits ein Bruchtheil der in A enthaltenen 

 \Vafferdäm])fe abforbirt wird, was einen Fehler in der Beftim- 

 mung zur Folge haben würde. Ob für niedere Temperaturen 

 Alkohol anwendbar fein wird, mufs eine weitere Prüfung lehren; 

 irgend eine paffende Flüffigkeit wird fich jedenfalls finden laffen. 



Behufs Abhaltung äufserer Wärmeftrahlung ift das Inftru- 

 ment \on einem doppelten Meffingmantcl C C fo umfchloffen, 

 dafs die Hähne c und d bequem erreichbar find. Der Mantel 

 dient mit Hülfe der Klemme D zugleich als Träger. 



In diefer Form wird das Abforptionshygrometer, wie ich 

 glaube, thatfächlich gute Dienfte leiflen können, fei es als Con- 

 trollinftrument oder fei es auch zur praktifchen Beftimmung der 

 Luftfeuchtigkeit in I-'ällen, in denen die übrigen gebräuchlichen 



