— 105 — 



betreffenden Manipulationen mit elem Inftrumentc vornimmt, 

 ,ohne Säure eingefüllt zu haben; der Stand des Manometers 

 zeigt dann keine wahrnehmbare Veränderung. 



Soll das II>'gromcter zu mehreren aufeinanderfolgenden 

 ^kobachtungen benutzt werden, fo wird das Manometer abge- 

 nommen und nach Abiaffen der Schwefelfaure durch d, durch b 

 Waffer eingefüllt, einige Male gefchüttelt und dann das Waffer 

 wieder entfernt. Hierauf wird durch Einfüllen und Schütteln 

 mit Alkohol das an den Wänden abhärirende Waffer entfernt, 

 der Alkohol abgelaffen und der Apparat mit geöffneten Hähnen 

 kurze Zeit flehen gelaffen. Der zurückgebliebene Alkohol ver- 

 dunftet rafch und die Temperatur gleicht fich bald Avieder mit 

 der der Umgebung aus; das Inftrument ift wieder brauchbar. 

 Die von Edelmann empfohlene 15enutzung von Aether zum 

 Wegnehmen der Alkoholrefte kann ich nicht anrathen ; die durch 

 die rafche Verdunftung des Aethers bewirkte Abkühlung des 

 Glafes ift fo ftark, dafs der Apparat erft nach langer Zeit die 

 Temperatur der Umgebung wieder angenommen hat. Ehe das 

 aber nicht vollftändig gefchehen ifl, kann das Inftrument nicht 

 benutzt werden. 



5. Die Spannung e des Wafferdampfes der in dem Hygro- 

 meter eingefchloffenen Luft kann aus den beobachteten Daten 

 in folgender Weife abgeleitet werden. Die Manometerflüffigkeit 

 fei Queckfilber, ferner fei 



q der Querfchnitt der Manometerröhre in qmm; 

 V das Gefammtvolum des Hygrometers bis zum Null- 

 punkte des Manometers, jedoch abzüglich des von der 

 Schwefelfaure erfüllten Raumes B; V fei ausgedrückt 

 durch Einheiten, deren eine das Volum eines mm. 

 Länge der Manometerröhre bildet, fodafs q. V Cbmm. 

 den Inhalt des Apparates darftellcn; 

 b der herrfchende Barometcrftand ; 

 e die wahre Dampffpannung bei der Beobachtungstemp:- 



ratur t, in nnn. Queckfilber; 

 i die beobachtete Manometerdifferenz bei der Tempe 

 ratur ti ^ t + ^. ^ 



