— io6 — 



Bei meinem Apparate ergab fich vermittelft Queckfilber- 

 kalibrirung: q =^ 4>97i qmm. 



V = 31905 



Die Spannung der im Volum V eingefchloffenen Luft bei 

 der Temperatur t ift vor der Abforption gleich b, nach der 

 Abforption gleich b — e ; beobachtet wird b — f bei der Tem- 

 peratur ti im Volumen \" — — . Mithin ift 



vb - *) iV - — ) (I + u U 



V (I + nii) 

 WO a der Ausdehnungscoefficient der Luft =^ — ift, 

 oder, da ti = t -f 0^, 



(b-O(V--f) (273 h t) 

 b — e = 



V (273 + t -f- ^) 



b^ , 273 + t , (b — i'V273 4 



woraus e = h f V f- -Arr-, — ~— ^-^^— -r. 



273 + t 4 ^ ' 273 + t + .•> ' 2 V ,273 + t + ,'>) 



Durch Addition und Subtraction von t. erlangt 



273 + t + .-^ ^ 



diefer Ausdruck die Form 



e = , (i 4- b (- ^^ 1^73 + t'^ \ , b - ^ , a 



'■ ' ^ 2 V (273 + t -f- ») ' ^ 273 + l-j- {^' ^' 



27" -1- t 



Da ^ immer fehr klein ift, fo kann der Factor "^ 



273 + t + .'/ 



des ohnehin kleinen Gliedes r-- ohne Fehler gleich i gefetzt 



werden, fodafs die allgemeine Formel fiir das Abforptionshygro- 

 meter bei Anwendung von Oueckfilber als Manometerflüffigkeit 

 lautet: 



wo das zweite Glied die Temperaturcorrection enthält, 



6. Annäherungsformel. Um für mittlere Barometer- 

 ftände der Berückfichtigung des herrfchenden Luftdruckes ent- 



