760 



— 108 — 



Für Beobachtungstemperaturen von 10 bis 30" C, 

 erlangt diefelbe den VVerth 2,60 oder 0,260 für jedes 

 Zehntel eines Celfiusgrades der beobachteten Tempe- 

 raturdifferenz ,>. Demnach haben wir als brauchbare An- 

 naherungsformel : 

 III. e = A , f B ^ f C, 



wo A =^ I 4" 

 B = 2,60 



C ^ (m — f) (-V H ) 



^ ' V 2 V ' 273 + ti ' 



In der Regel wird man übrigens innerhalb der Grenzen der 

 Beobachtungsfehler bleiben, wenn man im 2. Gliede diefer 

 Formel jedes Zehntel von ^ mit 0,25 multiplicirt , was für die 

 Rechnung bequemer ift. 



Das Glied C = (m — ,'•) ( ~- -f -; ) der Formel 



^ ^ V 2 V 273 4- ti / 



III bcftcht aus zwei Factoren, von denen der eine (--,, + ; — ) 



v 2 V ^ 273 + 1,; 



ftets klein bleibt, während der andere (m — f) bei extremen 

 Barometerftänden einen beträchtlichen Werth erreichen kann. 

 Innerhalb des Temperaturintervalles von — 20 bis -\- 40" kann 

 6 im Falle der Sättigung von i bis 50 mm variiren, fodafs bei 

 einem mittleren Werthe von V = 3000;) (bei meinem Inftru- 



mente ift V = SIQOO das Glied — -- zwifchen > und 



-^ ^ ->' 2 V 60000 1200 



betragen kann, bei 4" 20 " und gefättigter Atmofphäre erlangt 



es beifvjiclsweife den Werth — r- . Das Glied ' wird 



' 3600 273 + ti 



meift = (J oder doch fehr klein fein , fodafs der ganze Factor 



in der Reg-el den Werth nicht erreichen wird. Daraus folgt, 



*=> 1000 *^ 



dafs C unberückfichtigt bleiben kann, fo lange m — t nicht grofs 



wird. Bei m = ^- wird C gleich O und da m = b — 760 mm, 



fo wird bei Barometeiftänden über 760 mm der Factor 



m — f = b — (760 + f) ftets klein bleiben , mithin C ver- 



nachläffigt werden können. Dagegen kann diefer Factor bei 



fehr niedrigem Luftdrucke einen etwas beträchtlicheren nega- 



