— I09 — 



tiven Werth erlang'en ; mithin erf^iebt für folche Fälle — z. B. 

 bei Beobachtung'cn in bedeutender Meereshöhe — C eine immer- 

 hin noch geringe Correction. So würde z. B. für den extremen 

 Fall, b = 600 mm, f = 10 mm, t = 25^' C. und » = 0,4" C. 

 C eine Correction von — 0,25 mm für e herbeiführen. In der 

 Regel wird jedoch bei Anwendung von Queckfilber als Mano- 

 meterflüffigkeit das Glied C ganz unberückfichtigt bleiben können, 

 fo dafs dann die Hygrometerformel die einfache Geftalt: 

 IV. e = A £ -\- B -i^ annimmt, 



wo A = I + ^ 



' 2 V 



B = 2,60. 

 Für mein Inilrument ift dann e = 1,012.* -\- 2,6 ^. 

 7. Wendet man, Behufs Verkleinerung der Beobachtungs- 

 fehler, eine Manometerflüffigkeit von geringerem fpecififchen 

 Gewichte d (Queckfilber = D) an, fo erleiden die entwickelten 

 Formeln folgende Umgeftaltung. Es wird zunächft, wenn ei 

 die beobachtete Manometerdififerenz bedeutet: 



d M 



^b - H ^) (V - y) (273 + t) 



^ — ^ -= V (273 + ti) ' 



woraus nach analogen Umformungen wie bei I fich ergiebt: 



d d 



^^- ^ - ^' V.D + 2V ) + T73-Tir^- 



Dies ift fomit die allgemeine Formel für die at- 

 mofphärifche Dampfspannung bei beliebiger Mano- 

 meterflüffigkeit. 



In gleicher Weife ergeben fich für mittlere Barometer- und 

 Thermometerftände die Annäherungsformeln : 



"a- e = M (-.v ^- ' v) + ^'-^^ + ("^-^^ nj ('v+-V) 

 Vi) ' 2 V/ ' 273-l-ti ' V D/ ^-aV ' 273 + ti/ 



rcfp. III a. e = Ai «1 + B ^ ~f- Ci, 



B = 2,60 



Ci = (m — 61 ^\ (% -\- T— ^)- 



V D / ^2\ 273 -(- ti / 



