Ueber das Auer’sche Gasglühlicht. 71 
mischer ist, und dass die der Gesundheit nachtheiligen Verbrennungs- 
produkte auf ein Geringes vermindert werden. Helligkeit, geringe 
Wärmeentwicklung, Zuträglichkeit für die Gesundheit und Ersparung 
im Gasverbrauch, diese vier Eigenschaften zeichnen das neue Auer’sche 
Glühlicht aus. 
Als vor einigen Jahren der Auer’'sche Brenner zuerst bekannt 
wurde, waren die demselben jetzt nachzurühmenden Vorzüge nur sehr 
unvollständig vorhanden. Der Glühkörper bestand aus einem ziemlich 
groben Geflecht, etwa 0,5 bis I mm starken Stäbchen von ausserordentlicher 
Sprödigkeit. Das Licht war zwar auch, wie das jetzige, von fast rein 
weisser Farbe, aber die Wärme des Brenners genügte nicht, um die 
starken Maschen auf erheblich grössere Helligkeit zu bringen, als 
durch gewöhnliche Argandbrenner zu erzielen war. 
Der neue Glühkörper besteht aus einem äusserst zarten (Baum- 
wollen-?) Gewebe, welches mit der unschmelzbaren Masse getränkt 
oder überzogen ist. Die leuchtende Oberfläche ist hierdurch sehr ver- 
grössert und somit die Helligkeit gesteigert. Auch dieser Glühkörper 
ist noch leicht verletzbar aber bei Weitem nicht so leicht wie der 
frühere. Näheres hierüber werde ich weiter unten erwähnen, 
Vergleichende Versuche mit dem Auer-Brenner und verschiedenen 
der üblichsten Gasbrenner wurden so angestellt, dass bei den auf einer 
Elsterschen Experimentirgasuhr angebrachten Brennern der Gasver- 
brauch, der Druck, unter welchem die Verbrennung stattfand, und die 
Helligkeit bestimmt wurde. Bei den photometrischen Messungen hatte 
Herr Prof. L. Weber die Güte, mich zu unterstützen. In der nach- 
folgenden Tabelle ist der Durchschnittswerth dieser Messungen, mit 
K bezeichnet, mit Messungen zusammengestellt, welche von Herrn 
General-Direktor Fähndrich in Wien!) (F) und Herrn H. W. Vogel?)'(V.) 
herrühren. 
Es sind hier vier verschiedene Gruppen von Brennern gebildet. 
Eine völlige Uebereinstimmung in den Schlussziffern (Gasverbrauch 
für ı Kerze Helligkeit) ist nicht zu erwarten, da hierbei der Gasdruck, 
unter welchem die Verbrennung stattfand, und die,Qualität des Gases 
in Betracht kommen und die Angaben hierüber fehlen. Bei den 
hiesigen Versuchen betrug der Gasdruck 33 mm Wasserüberdruck. 
Die erste Gruppe ist nur aufgenommen, um die äusserst mangel- 
hafte Gasbenutzung bei den für die Strassenbeleuchtung hauptsächlich 
verwendeten Brennern zu zeigen. 
1) Journal für Gasbeleuchtung u. Wasserversorgung, 1892. 
2) Photographische Mittheilungen, Jahrg. 29, Heft 24 vom ı5, März 1893. 
