Resultate der Tageslichtmessungen in Kiel in den Jahren 1890 bis 1892. Ss] 
nur das Wesentliche anzugeben. Ein oben und unten offener Holz- 
kasten T (Fig. ı) von 1,5 m Höhe und quadratischem Querschnitt von 
40 cm Seite ist im Inneren mit schwarzer Tuchtapete ausgeklebt und 
wird oben mit einer mattgeschliffenen Milchglastafel M von 40/40 cm 
bedeckt. Dieser Kasten wird zum Zwecke der Beobachtung aus einer 
Oeffinung des nahezu flachen Daches und zwar des höchstgelegenen 
Teiles desselben herausgehalten, was durch Seile und Gegengewichte 
leicht zu bewerkstelligen ist, nachdem die Dachluke gleichfalls durch 
Seile vorher geöffnet ist. In das untere Ende dieses Holzkastens wird 
der drehbare Tubus B meines Milchglasphotometers senkrecht und in 
der Axe des Kastens stehend eingeführt. Hierdurch kann die Hellig- 
keit des durch die obere grosse Milchglasplatte M fallenden Lichtes 
gemessen werden. Dieselbe ist, wie ich das früher nachgewiesen habe, 
genügend nahe proportional der auf die obere matte Seite der Milch- 
glastafel fallenden Lichtmenge. Diese letztere erhält man alsdann 
durch Einstellung des Photometers mittelst der Formel 
I 
h=C.» 
worin die Constante C von der Zahl der im drehbaren Tubus B des 
Photometers bei g befindlichen Milchgläser, ihrer relativen Lage zu 
dem oberen grossen Milchglas und dessen Transparenz abhängig ist, 
und r die Ablesung am Photometer d. h. diejenige Entfernung bedeutet, 
in welche man die im festen Tubus A des Photometers befindliche runde 
Milchglasscheibe von der als Vergleichskerze dienenden Benzinkerze p 
eingestellt hat. Wegen der ausserordentlich grossen Aenderung der 
absoluten Werte der Helligkeit vom Winter zum Sommer ist es erfor- 
derlich gewesen, 6 verschiedene Montirungen des Photometers mit einer 
resp. mehreren Milchgläsern zu benutzen. Jeder Montirung entspricht 
alsdann eine bestimmte Constante C. Für die dunkelsten Tage musste 
das Photometer mit einem Ueberfangglase montirt werden. Die zu- 
gehörige Constante sei C,. Bei etwas grösserer Helligkeit wurde an 
Stelle des Ueberfangglases Nr. 2 ein Milchglas Nr. 3 eingeschoben. 
Vor dasselbe kamen dann bei weiter zunehmender Helligkeit die Milch- 
gläser Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 und bisweilen an äusserst hellen Tagen noch 
Nr. 7. Die entsprechenden Constanten seien C,, C,, C,, C, C,. Die 
Wertbestimmung aller dieser Constanten oder wenigstens der erstge- 
nannten Constanten C, wird durch besondere Versuche in einem Dunkel- 
zimmer mit Hülfe der Normalkerze — der von Hefner-Alteneck’schen 
Amylacetatlampe — gemacht. Zu diesem Zwecke wird derselbe Holz- 
kasten T, welcher zu den eigentlichen Messungen benutzt wird, hori- 
zontal, wie in Fig. 2 gezeichnet, auf einen Tisch gelegt. Der drehbare 
Tubus B des Photometers wird gleichfalls horizontal und zwar in genau 
6 
