892 Leonhard Weber. 
. 
dieselbe axiale Stellung zu T gebracht, in welcher derselbe sich auch 
bei der eigentlichen Messung befindet. Die mattirte Milchglasscheibe 
M wird jetzt in gemessenem Abstande R von der Amylacetatlampe 
beleuchtet. In das Photometerrohr B wird zunächst gar keine Glas- 
platte eingeschoben. Die für diese Montirung gültige Constante sei C,. 
Dann ist, wenn r die Ablesung am Photometer 
r? 
GR 
worin r und R nach Centimetern ausgedrückt werden. Nunmehr wird 
die Amylacetatlampe durch eine beliebige andere stärkere Lampe von 
möglichster Constanz ersetzt, welche ausserdem in so grossem Abstande 
R aufgestellt wird, dass eine völlig gleichmässige Beleuchtung von M 
angenommen werden kann. Man montirt das Photometer in B mit 
einer mattgeschliffenen durchsichtigen Glastafel, welcher die Constante 
C, entsprechen möge, stellt ein, entfernt die letztere wieder und stellt 
" 10000 
abermals ein. Durch häufige Wiederholung dieser beiden Messungen 
findet man zwei Mittelwerte der Einstellungen r, und r,, aus denen sich 
C, durch 
r, 
e=C, ® 
- 0 ; 
berechnet. Durch abermalige Verstärkung der constanten, die Platte 
M beleuchtenden Lampe, findet man durch abwechselndes Beobachten 
mit der eben genannten matten durchsichtigen Glastafel und der Ueber- 
fangplatte Nr. 2 die zu letzterer gehörige Constante C,. Die ferneren 
Constanten C,.... C, werden durch analoge abwechselnde Einstel- 
lungen mit veränderter Zahl der in B gesteckten Milchgläser gewonnen. 
Diese letzten Beobachtungen sind mit künstlichen Lichtquellen im 
Dunkelzimmer nicht mehr ausführbar, sondern werden an Tagen mit 
constanter Helligkeit in der definitiven Aufstellung des ganzen Apparates 
im Dache vorgenommen. 
Was nun den Zeitpunkt der regelmässigen Beobachtungen betrifft, 
so war I2 Uhr Mittags wahre Sonnenzeit dafür gewählt. Die hierdurch 
erforderliche tägliche Aenderung des Termins in Bezug auf Lokalzeit 
‚ist etwas unbequem und hat mit Veranlassung dazu gegeben, dass die 
Termine nicht immer bis auf die Minute genau innegehalten sind. In- 
dessen sind diese Abweichungen wegen der geringen Höhenänderung 
der Sonne um die Mittagszeit ohne Belang, obwohl natürlich jede Ab- 
weichung auf eine Verkleinerung der Durchschnittswerte hinzielt. 
Sehr viel schwieriger und unbequemer ist die gehörige Berück- 
sichtigung des oft sehr schnellen Wechsels der Bewölkung und der 
dadurch bewirkten Veränderung der Ortshelligkeit. In wenigen Secunden 
kann eine Aenderung um 100 °/, eintreten. An Tagen, die solchen 
