Sitzungsberichte. 1172 
die Empfindlichkeit des Bunsen-Photometers etwa auf das Dreifache 
gesteigert wird. 
Dieses vom Vortragenden als Dachphotometer bezeichnete In- 
strument besteht aus einem dachförmig geknifften weissen Carton, dessen 
Firstlinie jedoch vertikal und senkrecht zu den Lichtstrahlen der beiden . 
zu vergleichenden Lichter gestellt wird. Die Dachflächen werden unter 
vleichen Winkeln zu diesen Lichtstrahlen gestellt, derart dass die Aussen- 
fläche des Daches von der einen Lichtquelle, die Innenfläche von der 
anderen beleuchtet wird. Schneidet man nun mit passend yeführtem 
Messer eine Fensteröffnung in die dem Auge zunächst liegende Dach- 
fläche, so hat man genau die Erscheinung des Bunsen’schen Fleckes, 
den man zum völligen Verschwinden durch passende Regulirung der 
Distanzen der Lichtquellen bringen kann. Prinzipiell ist die Empfind- 
lichkeit hierbei die gleiche, wie bei dem kostspieligeren Prisma von 
Lummer und Brodhun. 
