Berichte über die Monatssitzungen etc. 223 



und jene Details von Herrn Nö bring selbst noch genauer unter- 

 richten zu lassen. 



Hierauf begab man sich zu Herrn Schorer, um dessen Wasser- 

 luftpumpe und Wassertrommelgebläse einer Besichtigung zu 

 unterziehen. 



Von letzterem waren 2 Exemplare verschiedener Construction da. 

 Das erste giebt 12 Cubik-Fuss Luft in der Stunde und einen Druck 

 bis zu 12 Cent. Wassersäule; dies ist völlig ausreichend für eine ein- 

 strahlige Gebläselampe nach Bunsen. Das 2te giebt 72 Cubikfuss 

 Luft per Stunde und hält über i Meter Wassersäule Druck. 



Die Wasserluftpumpe ist nach den Principien construirt, welche 

 C. Christiansen in Poggendorfs Annalen, Band 146, S. 155, seiner 

 Zeit mitgetheilt. Dieselbe ist sehr solide in Messing construirt und 

 erlaubt eine genaue Justirung. Unter Anwendung eines Wasserdrucks 

 von V-i Atmosphäre wird das Quecksilber in einem Rohr 600 

 Millimeter gehoben; bei V2 Atmosphäre 740, bei i Atmosphäre 

 750 Millimeter. Eine gänzliche Luftleere ist wegen der gebildeten 

 Wasserdämpfe in der Pumpe, die ja von der Temperatur desselben 

 abhängen, nicht möglich. Eine Glocke von 2,6 Liter Inhalt wird in 

 2 Minuten bis auf 60 Millimeter und in weiteren 5 Minuten bis auf 

 14 Millimeter Quecksilbersäule leer gepumpt bei Anwendung von einer 

 Atmosphäre Wasserdruck. Der Wasserconsum beträgt bei V2 Atmo- 

 sphäre per Minute 16,5 Liter, bei einer ganzen 20 Liter. — Sie eignet 

 sich besonders für Laboratorien zum Abdampfen und Verdampfen 

 von Aether, mit welchem in sehr kurzer Zeit im Sommer eine Tem- 

 peratur von -f- 28 Grad Reaumur erhalten werden kann. Zu bemerken 

 ist noch, dass diese Construction wesentlich von der Bunsen'schen ab- 

 .weicht, da diese durch die lange hängende Wassersäule wirkt, wäh- 

 rend die vorgeführte nur ein 2 Centimeter langes Abflussrohr hat.*) 



Damit war die Zeit bis zum Mittagessen verstrichen. Etwa 50 

 Theilnehmer fanden sich zum gemeinsamen Mahl, das durch manchen 

 Toast gewürzt wurde, in Hahn's Hotel zusammen, wo viele auch nach 

 beendetem Mahle bei freier Unterhaltung Gelegenheit zu näherer Be- 

 kanntschaft und weiterem Austausche ihrer Gedanken fanden. 



Manche rief es schon jetzt in die Heimath, jedoch fand sich ein 

 kleinerer Kreis nochmals am Abend in den Räumen des Rathswein- 

 kellers zusammen. Die ersten Züge des nächsten Morgens führten 

 auch die letzten Gäste ihrer Heimath zu. 



*) Herr Th. Schorer, Apotheke in Lübeck, liefert auf Wunsch richtig justirte Luft- 

 pumpen der erwähnten Construction für 48 Ji 



