24 



in dem Archive der Pharmacia Bd. 3. Heft 6. 1875 beschriebenen 

 Versuche gezeigt, dass doch nicht der erwartete Grad von Genauig- 

 keit erreicht werden konnte, indem er beispielsweise beim weissen 

 Wachse in 24 aufeinander folgenden Versuchen Unterschiede von 

 61,2 '^ C. bis 65,4 "^ C, mithin eine Differenz von 4,2 "^ C. beobachtete. 

 Dieser Umstand veranlasste ihn, die Dicke des zu verwendenden 

 Platindrahtes zu verringern und demselben eine andere Form zu 

 geben, wodurch er es erreicht haben will, bei vielen angestellten 

 Versuchen einen Unterschied von nur 0,5 "^ C. zu finden. Dass nach 

 den beschriebenen Methoden immer noch keine absolute Genauigkeit 

 erreicht worden ist, muss wohl ohne Frage hauptsächlich der ver- 

 schiedenen Wärmeleitungsfähigkeit des Platins dem Quecksilber- 

 Thermometer gegenüber zugeschrieben werden. 



In Veranlassung, dass die Kaiserliche Werft in Wilhelmshaven, 

 welche neben genauen qualitativen und quantitativen Analysen ver- 

 schiedener Weissmetalle, von denen zwei merkwürdiger Weise circa 5 

 pCt. Quecksilber enthielten, auch Schmelzpunkts-Bestimmungen der- 

 selben verlangte, habe ich zu diesem Zwecke eine Methode ange- 

 wendet,- welche mit der von J. Löwe beschriebenen eigentlich nur 

 die Benutzung eines Läutewerkes gemein hat. Es handelte sich 

 nicht nur darum, den oben erwähnten Fehler bei der Schmelzpunkts- 

 Bestimmung schlechter bei niedriger Temperatur schmelzender die 

 Electricität isolirender Wärmeleiter zu vermeiden, sondern dieselbe 

 auch auf andere metallische, Wärme und Electricität gut leitende 

 Substanzen auszudehnen. Diese neue Methode ist folgende: 



Die zu den Versuchen zu verwendenden Glas-Thermometer sind 

 mit dünnen ogival zugespitzten Quecksilber-Reservoiren, ähnlich wie 

 bei den sogenannten Retorten-Thermometern versehen; und werden 

 dieselben zunächst nebst einem kurzen Stücke der Röhre selbst, auf 

 chemischem Wege versilbert. Ich bediene mich dazu des weinstein- 

 sauren Silbers. 



Damit Jeder diesen Process mit Leichtigkeit und vollkommener 

 Sicherheit ausführen könne, ausserdem aber auch diese Versil- 

 berungsmethode z. B. bei Hohlgefässen und Anfertigung von Spiegeln 

 Anwendung findet, so will ich mit wenigen Worten die beste Aus- 

 führung beschreiben. Man löst 17 Theile salpetersaures Silber und 

 28 Theile weinsteinsaures Natrium-Kalium (sogenanntes Seignette Salz) 

 jedes für sich in einer beliebigen Menge destillirten Wassers auf und 

 giesst beide Auflössungen durcheinander. Der sofort entstehende 

 käsige Niederschlag fällt in wenigen Minuten krystallinisch zusammen. 

 Nachdem sich derselbe gut abgesezt hat, wird die darüberstehende 



