25 



Flüssigkeit abgegossen und zwei bis drei Mal unter jedesmaligem 

 Unischütteln durch destillirtes Wasser ersetzt. Nachdem so das 

 weinsteinsaure Silber ausgewaschen ist, setzt man noch ein IMal eine 

 kleinere Menge destillirtes Wasser hinzu und verwahrt dieses Gemisch 

 zur späteren beliebigen Verwendung in einem verschlossenen Glase, am 

 besten vor Licht geschützt. Bei dem Gebrauche schüttelt man stark 

 um, giesst einen Theil in ein zu verkorkendes Glas ab und fügt 

 unter fortwährendem Umschütteln sehr verdünntes Ammoniak hinzu. 

 Für das absolut sichere Gelingen der Versilberung kommt alles darauf 

 an, jeden Ueberschuss an Ammoniak in der sich bildenden Lösung 

 zu vermeiden. Sollte dies nicht geschehen sein, so muss wiederum 

 etwas von dem Silbersalze hinzugefügt werden, so dass unter allen 

 Umständen ein kleiner Theil desselben ungelöst bleibt. Schon nach 

 wenigen Minuten lässt sich der Anfang der Versilberung an der 

 Wand des Gefässes beobachten, welche man nun dadurch verlang- 

 samt, dass man die Flüssigkeit mit einer grösseren Menge destilHrten 

 Wassers verdünnt, welche dem gewünschten Volumen entspricht. 

 Das noch im Ueberschusse vorhandene Silbersalz setzt sich unter 

 Schwärzung rasch zu Boden, worauf man die klare Flüssigkeit ab- 

 giesst. Dieselbe fängt nun sofort an zu arbeiten, und man muss 

 sich beeilen, die Thermometer so weit schwebend hinein zu bringen, 

 als sie versilbert werden sollen. Das Gefäss versilbert sich natürlich 

 selbst mit. Dieses soeben angegebene Verhalten ist auch zu berück- 

 sichtigen, wenn man bei qualitativen Untersuchungen die Anwesenheit 

 der Weinsteinsäure nachzuweisen hat. 



Da der Ueberzug auf den versilberten Thermometern ausser- 

 ordentlich zart ist, so ist es vortheilhaft, denselben in der gewöhn- 

 lichen aus schwefelsaurem Kupferoxyd bestehenden Verkupferungs- 

 Flüssigkeit mit Anwendung eines schwachen electrischen Stromes 

 zu verstärken. Zuvor aber befestigt man durch Umwickeln einen 

 feinen ausgeglühten Kupferdraht etwas über dem Quecksilber- 

 gefässe etwa von der doppelten Länge des Thermometers. Den 

 Draht führt man der Länge nach an dem Thermometerrohre hinauf 

 und befestigt ihn durch Ueberschieben eines Gummiringes, um Zer- 

 rungen zu vermeiden ; da er beim demnächstigen Gebrauche mit 

 einem galvanischen Elemente in Verbindung gesetzt werden soll. 

 Man lässt die Verkupferung bis über die Befestigungsstelle des 

 Drahtes reichen, wodurch eine festere Verbindung mit dem versil- 

 berten Thermometerstücke hergestellt wird. Für Bestimmungen der 

 Schmelzpunkte von Metallen und Electricität gut leitenden Substanzen 

 kann man die Verkupferung der Dauerhaftigkeit wegen etwas stärker 



