26 



machen, während bei der Untersuchung von Nichtleitern derselbe 

 sehr zart sein muss, oder auch ganz wegfallen kann. Es folgt nun: 

 die speciellere Ausführung der Methode. 



I. Bestimmung des Schmelzpunktes der Metalle und die 

 Electricität leitender Substanzen. 



Es gehört zunächst dazu eine U förmige gebogene Glasröhre 

 von etwa lo Cmt. Schenkel Länge, deren Glasdicke der Haltbarkeit 

 im Gebrauche wegen nicht zu schwach zu wählen ist. Die Schenkel 

 stehen dicht parallel neben einander. Der innere Durchmesser der- 

 selben ist unbedeutend grösser, als der des zu verwendenden Ther- 

 mometers. 



Das zu untersuchende Metall wird in Stängelchen gegossen, 

 ebenfalls von ohngefährer Dicke des Thermometers. Ausserdem ist 

 noch ein durch eine Spirituslampe oder Gaslampe langsam zu erwär- 

 mendes eisernes Metallbad von der Form tiefer runder Schmelztiegel 

 erforderlich. Je nach der Höhe des zu bestimmenden Schmelzpunktes 

 wird dasselbe entweder mit Quecksilber oder dem sogenannten 

 Roose'schen Metallgemische oder auch einer anderen geeigneten 

 Metallkomposition gefüllt. Um den Versuch auszuführen, steckt man 

 das mit seinem Leitungsdrahte versehene Thermometer in den einen 

 Schenkel der U förmigen Röhre und das Metallstängelchen in den 

 anderen ganz bis unmittelbar an die Biegung, so dass sie sich zwar 

 so nahe wie möglich gegenüber befinden, ohne sich aber berühren 

 zu können. Neben dem Metallstängelchen ist noch ein Leitungsdraht 

 bis unten an die Biegung eingeführt, welcher lang genug ist, um 

 später bequem mit einem galvanischen Elemente in Verbindung 

 gesetzt werden zu können. Diese Vorrichtung wird in eine verschieb 

 bare Klemme befestigt, um in das Metallbad, nachdem dasselbe 

 flüssig geworden ist, nach gehörigem Vorwärmen tief eingetaucht 

 werden zu können. 



Zwischen diesen beiden Leitungsdrähten vom Thermometer und 

 dem des Metallstängelchens wird nun ein electrisches Läutewerk ein- 

 geschaltet. 



Der gesammte electrische Kreis findet demnach nur in der 

 Biegung der U förmigen Röhre seine Unterbrechung, und so lange 

 diese dauert, schweigt das Läutewerk. Wenn aber das Metallbad, 

 in welches die U förmige Röhre eintaucht so weit erwärmt ist, bis 

 das Metallstängelchen schmilzt, so schliesst das flüssige Metall den 

 elektrischen Kreis. In demselben Momente ertönt das Läutewerk 

 und der Stand des Thermometers wird abgelesen. Wenn man 



