28 



meisten Fällen wird ein einmaliges Eintauchen hinreichend sein. Nach 

 dem Erkalten befestigt man dasselbe, so weit es mit dem Nichtleiter 

 überzogen ist, mit Anwendung eines Statives, in der Mitte des in dem 

 Porzellangefässe befindlichen Quecksilbers eintauchend, und setzt das- 

 selbe mit dem einen Leitungsdrahte des einzuschaltenden electrischen 

 Läutewerkes in sichere Verbindung. Den anderen Leitungsdraht 

 führt man ebenfalls gut befestigt am Rande des Quecksilberbades in 

 dasselbe ein. Darauf wird das Glycerinbad langsam erwärmt. 



Da nun die Fläche des zu untersuchenden Nichtleiters, nament- 

 lich wenn das Thermometer nur versilbert ist, mit der des Thermo- 

 meters zusammenfällt, so muss in dem Momente des Schmelzens, in 

 welchem das Läutewerk ertönt, das Thermometer mit erstaunlicher 

 Genauigkeit den wirklichen Schmelzpunkt angeben. Dieses ist so 

 einleuchtend, dass es nicht erforderlich ist, die Richtigkeit durch 

 Angabe vieler angestellter Versuche zu constatiren. 



Die beigegebene Figuren-Tafel wird die ganze Einrichtung des 

 Apparates leicht erkennen lassen. 



Nachträglich möge noch bemerkt werden, dass bei der Schmelz- 

 punktsbestimmung der Metalle einerseits darauf zu achten ist, dass 

 das in den U förmigen Röhren befindliche Metallstängelchen sich 

 ganz und gar unter der Oberfläche des Metallbades eingetaucht 

 befindet und dass letzteres nicht nur von unten, sondern auch von 

 den Seiten, also so gleichmässig wie möglich erhitzt werde. Durch 

 vorsichtiges Umrühren mittelst eines eisernen Stäbchens lässt sich 

 dieses noch besser erreichen. Von der anderen Seite ist aber auch 

 darauf zu achten, dass die U förmige Röhre in ihrer Biegung nicht 

 zu stark oder gar unregelmässig zusammengekniffen sei, um das 

 Herabfliessen des schmelzenden Metalles nicht zu beeinträchtigen. 



Kiel, im März 1876. 



Prof. Dr. C, Himiy. 



