lg G. Karsten. 



für niedicinische Zwecke ausgeführten Thermometer ist die thermo- 

 skopische Substanz Schwefelkohlenstoff, mit welchem ein äusserst fein 

 ausgeführter Bourdonscher Ring gefüllt ist. Diese Instrumente sind 

 sehr empfindlich, können aber für allgemeine Zwecke nicht benutzt 

 werden, weil sie um schnell kleine Wärmeänderungen anzugeben, nur 

 in sehr kleinen Dimensionen ausgeführt werden können. 



Um schnelle Angaben zu bewirken und zugleich einen höheren Grad 

 der Empfindlichkeit und einen grösseren Spielraum für höhere und niedere 

 Temperaturen zu haben muss die Ausdehnung der Luft benutzt werden. 



Dies lässt sich nun unter Benutzung jeder Art der Aneroide in 

 folgender Weise bewerkstelligen. 



An den inneren Luftraum des Aneroids wird eine Röhre angesetzt, 

 über welche luftdicht anschliessend ein starkwandiger Gummischlauch 

 gezogen werden kann. An diesen Schlauch ist der Apparat, gewöhnlich 

 eine gläserne oder metallene Kugel, anzusetzen, dessen Luftinhalt den 

 thermischen Aenderungen unterworfen werden soll (s. F. I a.) 



Für gewisse Fälle ist es vortheilhaft die Ansatzröhre am Aneroid 

 "J^' förmig zu gestalten, so dass b zum Aneroid, c zum Schlauch führt 

 und a durch einen Hahn mit der äusseren Luft in Verbindung gesetzt 

 oder von ihr abgeschlossen werden kann. 



Denkt man sich das Instrument zusammengesetzt, den Hahn bei 

 a geschlossen, so dass sich in dem ganzen Luftraum von Aneroid, 

 Schlauch und Kugel Luft von der Dichtigkeit und Spannung der 

 athmosphärischen Luft befindet, so tritt bei Wärmeänderung der Kugel 

 eine Formänderung des Aneroids ein. Diese erfolgt in dem Sinne, 

 dass bei zunehmender Wärme die Formänderung diejenige ist, welche 

 das Aneroid bei fallendem Luftdruck zeigen würde, umgekehrt bei 

 abnehmender Wärme wie bei steigendem Luftdruck. 



Um zu übersehen wie gross der Betrag der Formänderung ist, 

 lässt sich eine annähernde Rechnung machen. Ist der Inhalt des 

 Kugel, wie fast immer der Fall ist, erheblich gegen den Luftinhalt der 

 Schlauches und des Aneroids, so wird durch die Temperaturänderung von 

 t ° annähernd eine Elasticitätsänderung der Luft von der Grösse 

 (I ± at) hervorgebracht. Die durch i ° hervorgerufene Elasticitäts- 

 änderung von 0,003665 entspricht einen Betrage der durch Fallen oder 

 Steigen des Barometers um nahezu 3 ^™ entsteht. 



Bei den gewönlichen Aneroiden ist der grösste Unterschied des 

 Luftdruckes, den das Instrument bei nicht völlig einem Umgange des 

 Zeigers angiebt, 160 bis höchstens 180"^^. Ein solches Instrument 

 würde also Wärmeänderungen für einen Unterschied von höchstens 

 60 ° angeben können und dabei für den Grad eine Zeigerbewegung, 

 welche der Winkelbewegung von 3 ^^ entspricht, machen. 



