Das Aneroid-Thermoskop, ein neues Demonstrationsinstrumenl. \Q 



Es ist aber durch passende Uebertragun^en einzurichten, dass der 

 Zeiger mehrmals umlaufen kann und auf den Grad Wärme eine grössere 

 Winkelbewegung erhält. 



Die hierfür umzugestaltenden Aneroide müssen dann allerdings 

 besonders gut konstruirt werden um die starken Formänderungen aus- 

 halten zu können. 



Für Vorlesungszwecke kann man übrigens durch die Anbringung 

 einer grossen Theilscheibe und eines leichten Zeigers, schon kleine 

 Winkelbewegungen deutlich sichtbar machen. 



Sollen nur solche Wärmeänderungen bei. den Versuchen darge- 

 stellt werden, die innerhalb des Unterschiedes von 60^ liegen, so 

 können Aneroide der gewöhnlichen Konstruktion durch Anbringung 

 des Hahnes bei a zur Ausnutzung des ganzen Spielraumes benutzt 

 werden. 



Soll z. B. eine Erwärmung von 60 ^ über die bestehende Temperatur 

 nachgewiesen werden, so wird nach Oeffnung des- Hahnes durch An- 

 saugen erst eine Verdünnung bis auf den äussersten Stand (den 

 höchsten Barometerstand) herbeigeführt und dann der Hahn geschlossen. 

 Umgekehrt würde man für den Nachweis sehr tiefer Temperaturen 

 die Luft im Aneroid erst verdichten. 



Es giebt zahlreiche Versuche, für welche nicht nur der Spielraum 

 von 60*' genügt, sondern schon die Hälfte oder weniger ausreichend 

 ist. Dann kann das Aneroid Luft von der Beschaffenheit des Ex- 

 perimentirraums enthalten und wird einfach der Hahn vor Anstellung 

 des Versuches geschlossen. 



Wenngleich das Aneroid-Thermoskop zunächst nur dazu dienen 

 soll, die bei einem Versuche vorkommenden Wärmeänderungen auf 

 ihre Richtungen nach -j- oder — und einigermassen auf ihre verhältniss- 

 mässige Grösse anzugeben, so ist dasselbe doch auch in einen Mess- 

 apparat für brauchbare Temperaturbestimmungen bei zahlreichen Ver- 

 suchen zu verwandeln. 



Zu diesem Zwecke wird durch einen Vorversuch der Winkel- 

 werth der Zeigerbewegung für i ° C. bestimmt, was leicht dadurch 

 geschieht, dass man die Kugel in Wasser von verschiedenen Tempe- 

 raturen, welche durch ein gutes Thermometer ermittelt werden, einbringt. 



So zeigte z. B. in einem Falle ein Thermoskop bei Einbringung 

 der Kugel in Wasser von 14,6 ^ C. 56,0" 

 dann „ „ „ 16,20 ^^ 64,30 



» « » „ 18,8« „ 77,90 



» » » » 22,9" „ 99,20 



n« 



