Das Aneroid-Thermoskop, ein neues Demonstrationsinstrument. 23 



Die Benutzung des Termoskops gestattet für Demonstrations- 

 versuche das Riess'sche Luftthermometer sehr zu vereinfachen. Es ist 

 das Capillarrose und Skala gänzUch fortzulassen und genügt eine an 

 zwei gegenüberliegenden Stellen tubulirte Kugel, die an einer dritten 

 Stelle einen Ansatz für den Schlauch hat (s. Fig. II b). Man kann sich 

 dann ohne erheblichen Aufwand mehrere solcher Kugeln herstellen in 

 welche Drathspiralen gleicher Dimensionen aus verschiedenen Metallen 

 eingesetzt werden, indem man den Draht in Glasröhren einschmilzt, 

 welche dann durch Korke in die tubulirten Oeffnungen dicht eingesetzt 

 werden. Es ist dann die Abhängigkeit der Wärmeentwicklung von 

 der Leitungsfähigkeit sofort nachweisbar. 



i6. Wärmeentwicklung durch den galvanischen Strom. Die unter 

 Nr. 15 benutzte Kugel ist auch für die Wärmeentwicklung des 

 galvanischen Stromes ohne Weiteres zu benutzen und genügen schon 

 sehr schwache Ströme z. B. eines Leclanche'schen Elementes. Spannt 

 man 2 Drähte gleicher Dimensionen aber verschieden Metalles isolirt 

 von einander in die Kugel ein, so ist wieder bei der Schliessung des 

 Stromes durch den einen oder den andern Draht die Beziehung der 

 Wärmeentwicklung zum Leitungsvermögen nachzuweisen. 



Diese Beispiele, welche sich leicht vermehren Hessen, beweisen 

 die Brauchbarkeit des Thermoskopes für Demonstrationszwecke. ^). 

 Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Methode vielleicht auch 

 noch andere Anwendungen gestattet z. B. zur Fernsignalisirung eines 

 Wärmezustandes, selbst für pyrometrische Angaben. 



Da der Druck der auf das Aneroid wirkenden erwärmten Luft 

 eine Funktion von der Grösse des der Wärmequelle ausgesetzten 

 Luftraums (der Kugel) im Verhältniss zu der Gesammtgrösse des Luft- 

 raumes (Leitungsröhre, Aneroid) ist, so kann die Kugel sehr hohen 

 Temperaturen ausgesetzt werden ohne die Formänderung des Aneroids 

 übermässig zu steigern, wenn, sei es bei sehr kleiner Kugel im Ver- 

 hältniss zum Luftinhalte der Leitung bis zum Aneroid, sei es bei 

 Abgabe der Wärme aus der Leitung, nur ein Theil der Elasticitäts- 

 steigerung zur Geltung kommt. 



Denkt man sich z. B. eine kleine mit dem Thermoskop durch 

 eine lange Leitung in Verbindung gesetzte Metallhohlkugel mit einer 

 Wärmequelle hoher Temperatur in Berührung gebracht, so wird das 

 Thermoskop nicht die Temperatur der Wärmequelle angeben, sondern 



') Aneroid-Thermoskope, sowohl mit Verwendung der Dosenform (s. g. holost^riqes) 

 als des Bourdon'schen Ringes hat mir Herr Optiker und Mechaniker L. Steger, Kiel am 

 Wall, für das physikalische Institut der Universität geliefert. Ein solches Instrument mit 

 Stativ, drei Metall- und mehreren Glaskugeln, sowie einigen passenden Gummischläuchen 

 ist von Herrn Steger für 50 Ji zu beziehen. 



