III. 



Eine 



neue Montirung des Milchglasplattenphotoineters 



von 



Prof. Dr. Leonhard Weber in Kiel. 



JLm Jahre 1887 habe ich in Wiedemann's Annalen Bd. 31. S. ^'J^ 

 die optischen Vorgänge in dem bekannten Bunsen'schen Fettfleck- 

 photometer einer genaueren Analyse unterworfen. Das Resultat dieser 

 Untersuchung war bezüglich der Empfindlichkeit der Einstellung das 

 folgende. Je weisser d. h. je besser reflectirend der nicht gefettete 

 Teil des Bunsen'schen Photonieterschirmes ist und je transparenter 

 der Fettfleck ist bei gleichzeitig möglichst geringem Reflexionsvermögen 

 seiner Oberfläche, um so genauer wird die Einstellung, um so geringer 

 also der procentische Fehler, den man hei Vergleichung zweier Licht- 

 quellen macht. Der empfindlichste Schirm würde hiernach ein solcher 

 sein, dessen nicht gefetteter Teil das gesammte auffallende Licht 

 reflectirt oder mit andern Worten, dessen Albedo gleich Eins oder 

 gleich 100 ^/o ist, und dessen gefetteter Teil alles auffallende Licht 

 hindurchgehen lässt. Diese Bedingungen schienen sich nun technisch 

 durchaus nicht realisiren zu lassen. Denn auch der weisseste Carton hat 

 kaum über 95 "/o Albedo und einen Fettfleck herzustellen, der alles Licht 

 hindurchlässt, nichts an seiner Vorderfläche reflectirt, und das durchge- 

 gangene ausserdem so diffus macht, dass man den Pleck als solchen 

 überhaupt erkennt, schien vollends uimiöglich. In der That wichen 

 die besten Präparate der gebräuchlichen Schirmarten soweit von diesen 

 günstigsten Verhältnissen der Reflexion und Transparenz ab, dass etwa 

 nur ^/3 der theoretisch möglichen Empfindlichkeit erreicht wurde. 

 Diese Quelle der Unempfindlichkeit war bei allen denjenigen photo- 

 metrischen Methoden, bei denen die beiden auf ihre gleiche Helligkeit 

 einzustellenden Flächen von nur je einer der beiden Lichtquellen ihr 

 Licht erhielten, nicht vorhanden. Trotzdem behauptete sich in der 

 Praxis das Bunsen'sche Photometer hauptsächlich wol aus dem Grunde, 



