188 Dr. Leonhard Weber. 



weil die scharfe schattenlose Grenze zwischen dem Fleck und seiner 

 Umgebung in der That zu dem Anblick einer völlig homogenen Fläche 

 führte und daher aus diesem Grunde die bei anderen Photometern 

 durch schattige Grenzlinien sehr gestörte Abschätzung gleicher Hellig- 

 keit wiederum erleichterte. Sobald es daher einer vervollkommneten 

 Technik gelang, diese störenden Grenzschatten bei andern Photometern 

 wegzuschaffen, wie das z. B. bei dem Milchglasplattenphotometer 

 meiner Konstruktion sehr vollständig erreicht wurde, musste man das 

 Bunsen-Photometer verlassen und es musste damit auch die übliche 

 Einrichtung der Photometerbank aufgegeben werden, an deren beiden 

 Enden die zu vergleichenden Lichtquellen aufgestellt wurden, während 

 der Schirm in der Mitte der Bank bis zu der richtigen Einstellung 

 verschoben wurde. Da gelang es nun im Winter 1888/89 den Herren 

 Dr. Lummer und Dr. Brodhun eine optische Vorrichtung zu ersinnen, 

 welche an die Stelle des Bunsen'schen Schirmes treten konnte und dem 

 Auge den gleichen Anblick eines kreisförmigen Fleckes auf heller event. 

 dunkler Fläche bot, und welche durch Verschiebung auf der optischen 

 Bank gleichfalls an eine Stelle kam, wo Fleck und Umgebung in eine 

 einzige gleichmässig helle Fläche zerflossen. Diese Vorrichtung erfüllte 

 die oben genannte Bedingung für möglichst grosse Empfindlichkeit in der 

 That in vollkommener Weise, denn das Licht, welches den Fleck bildet, 

 kommt nur von der einen Lichtquelle und das Licht der Umgebung 

 des Fleckes nur von der andern. Es besteht diese Vorrichtung im 

 Wesentlichen aus zwei rechtwinkligen Reflexionsprismen, von denen 

 das eine eine convex gewölbte Hypotenusenfläche besitzt, deren Centrum 

 zu einer kleinen kreisförmigen Ebene abgeschliffen ist. Mit dieser 

 kleinen Fläche werden beide Prismen derart fest zusammengepresst, 

 dass sie im Ganzen ein Parallelepiped bilden und dass an der kleinen 

 Kontaktfläche alle Luft zwischen den Prismen fortgequetscht ist. In 

 den Figuren 3 und 4 sieht man ein solches Prisma bei P. Es ist 

 leicht zu erkennen, dass das Licht, welches in der Zeichnung von oben 

 nach unten auf das Prismensystem P fällt, ungehindert und ungeschwächt 

 durch den zentralen Fleck hindurchgehen wird, während das von rechts 

 kommende Licht an dem peripheren Teile der Hypotenusenfläche des 

 nicht convexen Prismas total reflectirt wird. 



Diese schöne Erfindung hat nun auch den Anstoss zu einer neuen 

 Montirung des Milchglasplattenphotometers gegeben, über welche im 

 Folgenden berichtet werden soll. 



Es war die bisherige Konstruktion dieses von den Herren 

 F. Schmidt & Haensch hergestellten Photometers zunächst für 

 folgende Aufgaben berechnet und geeignet: i) Messung der indizirten 

 Helligkeit, d. h. derjenigen Lichtmenge, welche durch beliebig ge- 



