Eine neue Montirung des Milchglasplattenphotometers. 189 



gebene Lichtquellen, also auch durch diffuse Beleuchtung, auf die 

 Flächeneinheit einer gegebenen Ebene im Raum auffällt. 2) Messung 

 der Intensität punktförmiger Lichtquellen (Kerzen, Gas- 

 flammen, Glühlampen u. s. w.), insbesondere Ausführbarkeit dieser 

 Messungen ausser halb der photometrischen Dunkelkammer an dem 

 Aufstellungsorte der Lampen selbst, und Möglichkeit, die Lichtstrahlung 

 einer Lampe nach verschiedenen Richtungen zu messen. 3) Messung 

 von Flächenhelligkeiten (Helligkeit des Himmels, der Wolken 

 U.S.W.) und hierdurch Möglichkeit einer Albedobestimmung ge- 

 gebener Körper. 4) Bestimmung der auf Seh schärfe bezogenen 

 Aequivalenz von Normalkerzenlicht und dem Lichte anders gefärbter 

 Lichtquellen. 



Für diese Aufgaben, welche von andern Photometern zum Teil 

 überhaupt nicht, zum Teil mit keinem wesentlich höheren Grade der 

 Genauigkeit zu bewältigen waren, hat sich die bisherige Konstruktion 

 als ausreichend bequem und empfindlich erwiesen. Nur die unter 3) 

 genannte Aufgabe litt an einer gewissen Beschränkung. Wenn 

 nämlich die zu messenden hellen Flächen nur eine kleine Ausdehnung 

 hatten, d. h. nur unter kleinem, wenige Grade betragenden Gesichts- 

 winkel sichtbar waren, so war die Messung auf 

 solche Fälle beschränkt, in denen die absoluten 

 Werte der Helligkeit eine gewisse Grenze nicht 

 überschritten. Im Uebrigen lag für eine abgeänderte 

 Montirung kein Grund vor, und ich habe z. B. 

 auch die regelmässigen bis jetzt fortlaufenden Fig- i- 



Tageslicht- und Zenithhelligkeitsmessungen auf dem physikalischen 

 Institut in Kiel vor einem Jahre mit einem Instrumente der ursprüng- 

 lichen Konstruktion begonnen, obwohl schon damals die neue Montirung 

 fertig gestellt war, welche durch die Eingangs genannte Erfindung des 

 Lummer-Brodh un 'sehen Prismas veranlasst wurde. 



In dieses ingeniöse Prisma treten nun die zu vergleichenden 

 Lichtstrahlen unter einem rechten Winkel zu einander ein, und es 

 musste daher erst ein weiterer Mechanismus ersonnen werden, durch 

 den es möglich ward, das Prisma der gebräuchlichen 

 Photometerbank anzupassen, auf welcher ja die beiden 

 zu vergleichenden Lichtstrahlen unter 180 Grad gegen 

 einander laufen. Wie dies bewirkt wird, ist von den 

 Herren Lummer und Brodhun in der Zeitschrift für 

 Instrumentenkunde Febr. Heft 1889 beschrieben. Viel 

 organischer und ohne jede weitere Hilfsvorrichtung fügte ^^s- ^^ 



sich das genannte Prisma dem Milchglasplattenphotometer ein, wo es 

 an die Stelle des Reflexionsprismas in der Mitte des drehbaren Tubus B 



