11)0 i)r- Leonhard Weber. 



{P in Fig. 3 a. S. 191) zu treten hatte. Die Herren Fr. Schmidt & 

 Haensch fertigten auch schon im Anfange des Jahres 1889 ein mit 

 diesem Prisma montirtes Instrument an. Die Handhabung des Instrumentes 

 wird hierdurch mit Ausnahme einer die obige Aufgabe 4) betreffenden 

 Messung nicht geändert. Man hat an Stelle des früheren Gesichts- 

 feldes von der Form der Fig. i jetzt ein solches von der Form der 

 Fig. 2. Während früher so eingestellt wurde, dass kein Helligkeits- 

 unterschied zwischen rechts uud links stattfand, stellt man jetzt auf 

 gleiche Helligkeit des zentralen und peripheren Feldes ein. 



Es war nun von vornherein anzunehmen, dass durch die Einfügung 

 des neuen Prismas die Empfindlichkeit der Einstellung erhöht würde, 

 denn es musste nach den Erfahrungen und der theoretischen Analyse 

 des Bunsen' sehen Photometers vermutet werden, dass die Helligkeits- 

 vergleichung zweier Felder, von denen eins das andere ganz umschliesst, 

 genauer als für zwei nebeneinanderliegende Felder ausfallen würde. 

 Ferner zeigten die Versuche, dass das Auftreten einer dunklen Grenz- 

 linie zwischen den beiden Feldern bei dem neuen Prisma in noch 

 vollkommenerer Weise beseitigt werden konnte, als dies bei den 

 sorgfältig justirten Instrumenten der ursprünglichen Konstruktion bereits 

 der Fall war. Nun muss ich allerdings bekennen, dass ich weder an 

 meinen Beobachtungen, noch auch an denen einiger mit mir arbeitenden 

 und im Photometriren sehr geübten Herren diese erwartete Empfindlich- 

 keit habe nachweisen können. Immerhin hatte die Einfügung des 

 neuen Prismas den Vorteil, dass für weniger geübte Augen die 

 Einstellung eine leichtere zu sein schien, und sie hatte auch die weitere 

 AnnehmHchkeit, dass der mechanische Teil des drehbaren Tubus B 

 nun ein symmetrischer werden konnte. Den grössten Vorteil sah 

 ich in dem Umstände, dass es jetzt möglich sein würde, noch andere 

 optische Zusatzteile hinzuzufügen, welche zu einer Erweiterung der 

 von dem Instrumente zu lösenden photometrischen Aufgaben überhaupt 

 hinführten. 



Diese Zusatzteile bestanden zunächst in zwei Nikols a und b, 

 durch welche eine messbare Helligkeitsänderung des zentralen Teiles 

 des Gesichtsfeldes bewirkt wird. Die Verwendung von Nikols zu 

 solchem Zweck ist im Allgemeinen eine beschränkte. Denn abgesehen 

 davon, dass alle solche Lichtarten von der Messung auszuschliessen 

 sind, welche nicht frei von Polarisation sind, oder deren partielle 

 Polarisation nicht durch eine besondere Voruntersuchung bestimmt ist, 

 lassen sich Nikols auch nur dann zu photometrischen Zwecken benutzen, 

 wenn der Gesichtsfeldwinkel ein so kleiner ist, dass die diffuse Reflexion 

 an den inneren Seitenwänden des Nikols kein Licht ins Auge fallen 

 lässt. Deshalb hatte ich es auch bisher vorgezogen (durch Verschiebung 



