Eine neue Montirung des Milchglasplattenphotometers, 



193 



prüfen und bestätigen. Ist hiermit auch kein weiterer Nutzen für die 

 photometrische Praxis verbunden, so ist eine solche Untersuchung doch 

 als Uebungsaufgabe etwa im physikalischen Praktikum sehr nützlich. 



Mit der neuen Montirung lässt sich nun aber des Weiteren auch 

 eine Intensitätsuntersuchung des partiell polarisirten Lichtes z. B. des 

 Himmelslichtes vornehmen. Bekanntlich kann man sich- das von einer 

 hellen Fläche, z. B. dem Himmel, ausgehende partiell polarisirte Licht 

 immer ersetzt denken durch eine gewisse Lichtmenge, welche nach 

 einer bestimmten Richtung vollständig polarisirt ist und eine zweite 

 Lichtmenge, welche nach der auf der vorigen senkrechten Richtung 

 vollständig polarisirt ist. Diese beiden Richtungen sind die Haupt- 

 schwingungsrichtungen des partiell polarisirten Lichtes. Alle Eigen- 

 schaften I desselben 

 finden daher ihren 

 erschöpfenden ge- 

 ometrischen Aus- 

 druck durch zwei 

 aufeinander senk- 

 rechte, ein Kreuz 

 bildende Linien, de- 

 ren ungleiche Länge 

 der Schwingungs- 

 weite der genannten 

 beiden Strahlenar- 

 ten gleich gemacht 

 wird. Die messende 

 Untersuchung des 

 partiell polarisirten 

 Lichtes besteht dem- 

 nach darin und nur 

 darin, a) die Rich- 

 tung einer dieser 

 beiden senkrechten 

 Linien und b) das 

 Längen -Verhältnis 

 beider festzustellen 

 oder richtiger das ^s- 5. 



Verhältnis der Quadrate dieser Längen. Denn die Lichtintensitäten 

 sind den Quadraten der Schwingungsweite proportional. 



Zur Lösung der Aufgabe a) entfernt man durch leichten Handgriff 

 das vordere Nikol a vollständig, so dass in dem drehbaren Tubus B 

 ausserdem Lummer-Brodhun'schen Prisma/* nur das hintere Nikol ^ 



13 



