Eine neue Montirung des Milchglasplattenphotometers. 195 



denen Helligkeitsgleichheit im ganzen Gesichtsfeld ist, giebt alsdann durch 

 das arithmetische Mittel der beiden Ablesungen die eine Hauptrichtung. 

 Da in zwei aneinanderliegenden Quadranten immer wenigstens ein Paar 

 solcher Einstellungen möglich ist, so genügte es, den Teilkreis des Nikols 

 auf 180'' und einige überzählige Grade auf beiden Seiten zu beschränken. 

 Was nun weiter die Herstellung einer solchen konstanten Ver- 

 gleichshelligkeit im peripheren Teil des Gesichtsfeldes betrifft, so 

 würde es unbequem und bei Untersuchung sehr heller Flächen unmög- 

 Hch sein, hierzu die Helligkeit der runden Milchglasscheibe s im festen 

 Tubus A des Photometers zu benutzen. Sehr viel zweckmässiger und 

 zugleich vollkommener lässt sich aber eine solche Vergleichshelligkeit 

 auf folgendem Wege herstellen. Man entfernt den festen Tubus des 

 Photometers vollständig und montirt den drehbaren Tubus auf einem 

 besonderen Stativ 5, welches den in den festen Tubus bisher ein- 

 greifenden Rohrstutzen mit einem Ringe umfasst. In diesen Stutzen 

 wird alsdann ein Knierohr k gesetzt, in dessen Knie ein Reflexions- 

 prisma p angebracht ist. Durch passende Justirung des letzteren 

 erreicht man es leicht, dass man im zentralen und peripheren Gesichts- 

 felde genau die gleiche Stelle der zu untersuchenden Fläche anvisirt. 

 Bei dieser in Fig. 4 dargestellten Montirung hat man zunächst im peri- 

 pheren Gesichtsfelde bei allen Stellungen des Nikols d grössere Helligkeit 

 als im zentralen. Die Helligkeit würde genau doppelt so gross sein, 

 falls das zu untersuchende Licht unpolarisirt wäre und man würde in 

 diesem Falle bei allen Stellungen des Nikols d immer den peripheren 

 Teil doppelt so hell sehen wie den zentralen. Schaltet man demnach 

 vor das Knierohr oder in demselben zwischen den Reflexionsprismen 

 ein Rauchglas s' ein, welches genau die Hälfte des Lichtes absorbirt, 

 so hat man Helligkeitsgleichheit bei allen Stellungen des Nikols d, 

 so lange man den Apparat auf eine Fläche von gewöhnlichem Licht 

 richtet. Ist dagegen dieses Licht partiell polarisirt, so wird in der 

 einen Hauptrichtung der zentrale Fleck hell auf dunklem Grunde und 

 in der anderen dunkel auf hellem Grunde erscheinen müssen. Zwischen 

 beiden Stellungen giebt es daher in jedem Falle eine Verschwindungs- 

 stelle des Fleckes und innerhalb des Intervalles der zur Verfügung 

 stehenden 180 Grad findet man stets zwei solcher Verschwindungspunkte, 

 die sich mit der ganzen Schärfe dieser photometrischen Methode auf- 

 suchen lassen. Will man die Polarisationsrichtung für verschiedene 

 Spektralbezirke aufsuchen, so können im Okularteile des Instrumentes 

 die bisherigen farbigen Gläser oder auch ein Spektralrohr vorgeschaltet 

 werden. Bei der Anwendung des letzteren sieht man drei vertikale 

 Spektren neben einander, von denen durch horizontalen Okularspalt 

 einzelne Spektralbezirke herausgeblendet werden. 



13* 



