198 I^""- I^eonhard Weber. Eine neue Montirung des Milchglasplattenphotometers. 



Figuren 3 und 4 skizzirten inneren Anordnungen entspricht. Hierin 

 ist Z der am Stative befestigte Vertikalkreis, an welchem die Höhe m 

 der untersuchten Himmelstelle über dem Horizont abgelesen wird 

 und es ist mit w der Horizontalkreis des Theodoliten bezeichnet, an 

 welchem das Azimuth abgelesen wird. 



Ich glaube hiermit gezeigt zu haben, dass das Milchglasplatten- 

 photometcr durch Hinzufügung der beschriebenen leicht einsetzbaren 

 und auch wieder zu beseitigenden Nikols für alle photometrischen 

 Aufgaben sowol der Beleuchtungstechnik als auch der bisher so 

 wenig beachteten und doch meteorologisch so wichtigen Photometrie 

 des Himmels geeignet ist. In den Händen des Physikers ist übrigens 

 die neue Montirung auch zu verschiedenen anderen optischen Ver- 

 suchen brauchbar. Beispielsweise möge auf folgenden Versuch hin- 

 gewiesen sein. Setzt man zwischen die beiden Nikols einen die 

 Polarisationsebene drehenden Körper und versieht man das Okular 

 mit einem Spektralrohr, so wandern bei Drehung der Nikols die 

 Talbot'schen Streifen durch das Spektrum und die den einzelnen 

 Farben zukommende Drehung lässt sich in einfachster Weise ablesen. 



