12 N. JAUANZA E V. BAGGI — UN LIVELLO ECC. 



giati ad arco, mentre la livella poggia con piedi a V la cui 

 apertura è uu angolo retto. 



In questo caso la visuale corretta è data da 



« =^'|-' + 0,086 (/i-^2) 



e quindi se si ha li = l2, l'istrumento è esente dall'errore della 

 diseguagliaiiza dei perni. 



In questo livello il perno piìi vicino all'oculare è più grande 

 di quello che sta verso l'obbiettivo, e ciò è stato constatato 

 mediante la livella superiore, determinando con essa la dise- 

 guaglianza dei perni. 



La correzione da fare alla media delle due letture ly , I2 

 non raggiunge il mezzo millimetro alla distanza di 100 metri. 



Le forcelle mediante le quali la livella appoggia sul can- 

 nocchiale e quelle che servono di sostegno al cannocchiale con- 

 viene che sieno tutte foggiate a V coll'apertura di un angolo 

 retto; ciò è utile non solo per rendere nulla la correzione da 

 fare alla media delle due letture, ma anche per rendere nulli 

 od almeno minimi gli spostamenti dell'asse meccanico del can- 

 nocchiale (quando questo ruota intorno ad esso) causati: P dal 

 non essere i collari perfettamente circolari, pur essendo uguali; 

 2'* dal non essere perfettamente simmetrici rispetto ad un piano 

 che passi pel loro centro, allorché sono eguali fra loro, ma non 

 circolari (*). 



(*) Cfr. V. Baggi, Snlìa forma più conveniente da dare ai sostegni del 

 cannocchiale nei teodoliti e nei livelli (Atti della R. Accademia delle Scienze 

 di Torino. 1897). 



