872 GIULIO SACCO 



Naturalmente, il miglior metodo d'esame d'un filtro con- 

 siste nel misurare uj e i diversi valori di ò e di a^ — Ui per 

 diversi angoli d' incidenza con un buon goniometro a cannoc- 

 chiale. Ciò facemmo nell'aprile del 1908 servendoci d'un gonio- 

 metro-spettrometro di Brunner esistente nelle collezioni del- 

 l'Istituto di Fisica della R. Università di Torino (^). Ci risultò 

 che, su quattro filtri scelti a caso, uno solo aveva un angolo 

 che stesse nella tolleranza ; per esso era uu" = 55". Per un se- 

 condo filtro era uj" = 215", per un terzo filtro trovammo ou' = 4' V2 

 circa, pel quarto uj' = 20'^/2 circa! (-). 



A chiusa del nostro lavoro presentiamo in tabella il raf- 

 fronto fra i risultati di misura e di calcolo riferentisi ad una 

 lastrina colorata nel classico giallo di media forza per orto- 

 cromatismo. 



Benché questa appartenesse ad un corredo ottico non foto- 

 grafico, volemmo far su essa i più circostanziati calcoli e misure, 

 per le seguenti ragioni : 



1" Perchè dal confronto fra i valori calcolati e i valori 

 osservati per questa lastra, affetta da un angolo uu molto grande, 

 si poteva avere una buona riprova materiale dell'esattezza, 

 anche in casi sfavorevolissimi, delle formolo approssimate che 

 abbiamo trovato. 



blico a cui l'opera s'indirizzava, non demmo di codesti metodi alcuna giu- 

 stificazione matematica. Crediamo che, sulla base di quanto esponemmo nel 

 presente studio, il lettore potrà facilmente capire entro quali limiti essi 

 sono valevoli e quale approssimazione si può ottener con essi. 



(') Dobbiamo l'aver potuto far queste misure al benevolo interessa- 

 mento del nostro antico e illustre maestro Nicodemo .Tadanza, Professore 

 di Geodesia nella R. Università di Torino, ed alla squisita cortesia del 

 chiar.™" Prof. Andrea Naccari, Direttore dell' Istituto di Fisica nella stessa 

 R. Università, il quale ci mise a disposizione gli strumenti del suo gabi- 

 netto. Ad essi, ed ai sig.'' assistenti dell'Istituto Fisico. Prof." Dott." Adolfo 

 Campetti e iVIario Nozari. esprimiamo qui i nostri più sentiti ringrazia- 

 menti per l'aiuto che vollero concedere alle nostre ricerche. 



CoU'egregio Dott. Prof. M. Nozari facemmo una prima serie di misure 

 dei b per diversi valori di qpi , e in giorno susseguente rifacemmo le misure 

 da soli. Le due serie concordarono a' meno di qualche secondo. 



(^) Questo filtro fu scelto a caso fra quelli che una ditta estera assai 

 riputata, ma non specialistn in ottica, fornisce per certe sue lastre ad emul- 

 sione pancromatica. Noi lo provammo anche facendo qualche fotografia 

 d'interno, e ne ottenemmo una visibilissima immagine parassita. 



