144 GUIDO GRASSI 



risulterebbe che ralluminio al 99,5 °/o ba una resistività 0,0293 

 maggiore di quella dell'alluminio al 98,35 ^'o, che sarebbe 0,0282. 



Io incontrai grande difficoltà a trovare dell'alluminio puro; 

 anzi, puro assolutamente non l'ho potuto ottenere. Dovetti ac- 

 contentarmi di alcuni campioni, con 99,7 ^ o 'li alluminio, che, 

 dopo molte ricerche, riuscii a procurarmi dalla Francia e dal- 

 l'America. 



L'apparecchio costruito appositamente per queste esperienze 

 consiste di un bagno in lamiera di ottone a sezione ellittica, 

 alto 50 centimetri, a doppia parete, pieno di olio di vaselina 

 e munito di due agitatori a turbina, mossi continuamente da 

 un motorino elettrico. Con ripetute prove preliminari mi assi- 

 curai che la temperatura si manteneva perfettamente uniforme 

 in tutta l'altezza del bagno, anche quando raggiungeva il valor 

 massimo prossimo a 100°. 



Nel bagno erano immersi due telarini di legno, sui quali 

 è avvolto un sottil filo di nicromo, che serviva a riscaldare il 

 bagno e a mantenere poi la temperatura costante, durante le 

 misure, regolando la corrente. Era facile ottenere che la tem- 

 peratura rimanesse costante, a meno di qualche centesimo di 

 grado, per tutto il tempo necessario a fare le osservazioni. 



La lunghezza del filo d'alluminio veniva misurata esatta- 

 mente mediante un apparecchio munito di coltelli e di morse 

 speciali per tendere il filo uniformemente e segnarvi i punti 

 limiti della lunghezza misurata. 



Poi il filo veniva avvolto a larghe spire e applicato ad una 

 tavoletta di ebanite, munita di opportuni morsetti e pinze per 

 addurvi la corrente nelle due sezioni terminali della lunghezza 

 misurata, e infine veniva immerso nel bagno a cui la tavoletta 

 faceva da coperchio. 



La sezione media del filo fu sempre determinata pesandone 

 un pezzo di lunghezza nota, nell'aria e nell'acqua distillata, e 

 tenendo conto della temperatura. 



Collocato il filo nel bagno, si faceva la misura della resi- 

 stenza coll'apparecchio a ponte doppio. 



Anche questo apparecchio fu sottoposto a controllo con 

 esperimenti preliminari su campioni esatti di resistenza, per 

 assicurarmi della esatta taratura del filo campione e dei rap- 

 porti delle resistenze. 



