RESISTIVITÀ dell'alluminio A DIVERSE TEMPERATUKE 145 



Le deviazioni al galvanometro, munito di specchio e scala, 

 si leggevano col cannocchiale. Anche il termometro si leggeva 

 col cannocchiale a distanza, e vi si poteva apprezzare benissimo 

 il cinquantesimo di grado. 



D'ordinario si faceva una prima misura col bagno alla tem- 

 peratura dell'ambiente; poi si riscaldava fino oltre 90'' e si ri- 

 peteva la misura. Per raffreddare rapidamente il bagno, tolto 

 il filo, vi si immergeva un serpentino, fatto con tubo di rame, 

 nel quale si faceva circolare dell'acqua fredda. Cosi si poteva 

 ripetere subito la misura a bassa temperatura. Generalmente 

 però lasciavo raffreddarsi il bagno lentamente, per fare qualche 

 misura anche a temperature intermedie. La prova a temperatura 

 bassa si ripeteva soltanto il giorno dopo. 



Con molte prove ho potuto persuadermi che nelle prime 

 misure, fatte con un filo riscaldato e raffreddato Successiva- 

 mente, si riscontrano talvolta delle differenze, che non dipendono 

 da errori di osservazione, ma da una reale variazione di resi- 

 stività subita dall'alluminio, appunto per effetto delle variazioni 

 di temperatura. E propriamente, misurata la resistenza a bassa 

 temperatura, poi riscaldato il filo fino a 100° circa, e lasciatolo 

 poi raffreddare fino alla temperatura iniziale, si trova spesse 

 volte, non sempre, una resistenza minore. Ripetendo l'opera- 

 zione, in generale quella differenza scompare. Evidentemente il 

 primo riscaldamento fino a 100°, susseguito da lento raffredda- 

 mento, fa l'effetto di una ricottura. Ma l'effetto è diverso a 

 seconda dei fili e deve dipendere dal trattamento a cui fu prima 

 sottoposto il filo, e probabilmente dalle impurità più o meno 

 abbondanti e dalla loro natura. 



I risultati riassunti nella seguente Tabella sono le medie 

 di numerose prove fatte su ciascun campione. 



