SULLA COMPRESSIBILITÀ DELL'OSSIGENO A BASSE PRESSIONI 59 



vaso H si tornava a far salire, eseguendo il numero di osser- 

 vazioni opportune. 



La lettura della differenza di livello del mercurio nei reci- 

 pienti A poteva essere falsata dalle irregolarità del vetro frap- 

 posto; a tale scopo si fece una lunga serie di osservazioni, 

 lasciando aperti i tubi in m ed n e quindi il mercurio alla stessa 

 pressione, e leggendo il livello nei due recipienti ; si costruì così 

 una tavola di correzione per le letture delle altezze del mer- 

 curio nei due recipienti; lo stesso si fece per la correzione 

 delle differenze di livello lette tra il mercurio in H e nei vasi A. 



Le esperienze eseguite sono divise in tre serie: le prime 

 tra 20 e 5 millimQtri circa, le seconde tra 5 millimetri e 1 mil- 

 limetro circa, le ultime fino a qualche decimo di millimetro. Li 

 ciascuna serie, una parte delle esperienze era eseguita ponendo 

 nell'un vaso l'idrogeno, nell'altro l'ossigeno, un'altra parte in- 

 vertendo la disposizione. 



Quanto all'esattezza e al valore che si può attribuire ai 

 risultati, osserviamo anzitutto che gli errori che potrebbero 

 provenire da poca precisa determinazione dei volumi e delle 

 temperature sono trascurabili di fronte a quelli che provengono 

 dalle osservazioni della pressione. Che infatti un catetometro 

 permetta di leggere il millesimo di millimetro, nessuna diffi- 

 coltà, ma che effettivamente si possa con questo strumento avere 

 una pressione con un errore minore di 1/1000 di millimetro, 

 questo non appare probabile; difatti l'Amagat, ponendosi nelle 

 migliori condizioni, crede di aver ottenuto un'esattezza sino a 

 1/200 di millimetro; per conseguenza un accordo tra le cifre 

 ottenute che vada piìi in là dell'errore di osservazione, a meno 

 che si tratti di medie di molte esperienze, può indicare piuttosto 

 che un errore costante ricopre le oscillazioni dovute agli errori 

 accidentali. 



Nelle esperienze seguenti, come si rilevava dalla concor- 

 danza dei dati numerici, si poteva ritenere certamente che le 

 differenze di pressione tra i due recipienti fossero misurate a 

 meno di un centesimo di millimetro; per conseguenza, in ogni 

 singola esperienza, sarebbe inutile tener conto di un numero 

 troppo grande di cifre. 



I. Serie. — Riporto per intero i dati della prima esperienza : 

 la prima tabella contiene nella prima colonna il volume del- 



