ì.'' COMUNICAZIONE DI A. DOIINA. l3 



cui SI sospende il livello, e spostare la bolla nel tubo indipendentemente 

 dalla sospensione. 



Il livello viene sospeso all'asse nel seguente modo: si dispone il te- 

 lescopio orizzontalmente, si capovolge all'in su il braccio con cui si fissa 

 l'asse di rotazione in una posizione rpialunque (art. iii), e si chiude la 

 vite di pressione per tenerlo ivi sollevato. Dopo si fa passare un braccio 

 del livello fra i due raggi d'ottone, che pendono di ])ii'i del circolo 

 graduato e dell'alidaila, attraverso al braccio a stalfa dell alidada, e si 

 sospende il livello ai due perni. 



XII. 



La lunghezza del livello, fra punto di mezzo e punto di mezzo dei 

 suoi uncini, o V capovolti, è di 8o5 millimetri. Quando il livello è sospeso 

 all'asse, l'angolo dei V del livello nei punti di contatto coi perni è di 89"; 

 e l'angolo dei V dei cuscinetti è di 63". — Questi tre dati servono a 

 calcolare la dilTerenza dei raggi dei perni, la rispettiva correzione, e 

 l'inclinazione dellasse sull'orizzonte. Sulla superficie convessa del tubo di 

 vetro del livello sono incise i25 divisioni con un tratto più. lungo di 5 

 in 5, e per facilitare la lettura il tubo è sormontato da una scala graduala 

 di ottone, sulla quale sono segnate, in corrispondenza delle suddette 

 divisioni, Go divisioni in ordine crescente verso destra, e Go divisioni 

 ili ordine crescente verso sinistra, ad incominciare dai due traili più 

 lunghi che sono incisi in mezzo del tubo. 



La lunghezza e l'ampiezza delle divisioni del livello, non che il raggio 

 di curvatura della sezione longitudinale su cui stanno le divisioni, consi- 

 derata come circolare, sono quantità che variano alcun poco col variare 

 della temperatura dollambiente, e bisogna ogni tanto determinarle. 



XIII. 



Per misurare l'ampiezza delle divisioni del livello abbiamo un verificu- 

 tore del lh<ello (trier-levei), il quale essenzialmente consiste in due vili 

 micrometriche verticali, a passo brevissimo ed a grossa lesta graduata. 

 Queste vili sopportano im bastone cilindrico di ferro, a cui si sospende 



