l4 ISTnOMENTI dell'osservatorio DI TORINO 



il livello, e sono solidamente attaccate ai muri della torre, a tale distanza 

 l'uno dall'altro, che tenendo ferma una vite e facendo girare l'altra, ad 

 ogni divisione della testa si cambia di un secondo in arco l'inclinazione 

 del livello. 



Per misurare le lunghezze vi è nell' Osservatorio im comparatore , 

 mediante il quale si possono apprezzare due millesimi di una linea 

 (o""",oo4225). Il medesimo essenzialmente si compone di due viti micro- 

 metriche orizzontali, conduttrici di due microscopii verticali, con reticolo 

 e filo mobile, sopra una tavola piana d'abete ben conservata, vuota dentro 

 e con dei fori lateralmente, mediante i quali si può con una vite fissare 

 il pezzo che porta un microscopio a diverse disianze dall'estremità della 

 tavola dove sta il pezzo conduttore dell'altro microscopio. 



XIV. 



La media ampiezza delle divisioni del livello, alla temperatura di 8°,6 

 centigradi, è di 2", 64 (o^, i-yG); come dal seguente specchietto del Prof. 

 Assistente per le osservazioni astronomiche, che incaricai di studiare il 

 livello. 



Livello mobile del circolo meridiano. 



Distanza fra i due appoggi incastrali nel muro che sosten- 

 gono il bastone a cui si appende il livello, quando non è 

 in azione metri o, 9 1 ■j 5 



Passo delle viti che fanno alzare od abbassare i punti di 

 appoggio del bastone o, ooo53 



Cambiamento di pendenza del bastone, corrispondente ad 

 un giro di una vite, calcolato dietro questi dati i '9" 



Siccome il cerchio annesso alla testa di ciascuna vite è diviso in 120 

 parti eguali, si può ritenere che ciascuna di queste parti corrisponda ad i". 



Per misurare il valore delle divisioni segnato sul tubo di vetro, si 

 sono fatte le seguenti osservazioni tenendo immobile la vite di sinistra. 



